FER 



( .^15 ) 



FER 



marechnl ne tnnlo jias à Irouvor pçirnil les fers 

 hriits, prêts à cire ajustés, ceux (jui out les 

 (iinieusions les plus approcliaules de l'image 

 reiiréseutée j)ar le podomètre. Après les avoir 

 chauffés, il refoule les éponges de ces fers, et 

 il les ajuste convenablement , tenant compte 

 des observations recueillies sur l'état du pied. 

 \n moyen du ferretier, dont l'action est diri- 

 gée sur la face supérieure du fer, de la rive 

 externe à la rive interne vers la voûte, le ma- 

 réchal lui donne le degré de concavité que ré- 

 clame le jiied. Il met ensuite de niveau les 

 branches du fer dont l'épaisseur va graduelle- 

 ment en diminuant jusqu'à l'extrémité des 

 éponges, où elle n'est plus que de la moitié de 

 l'épaisseur de la pince. Enfin le maréchal com- 

 pare la tournure du nouveau fer avec celle que 

 représente le podomètre, afin qu'elle soit exac- 

 tement conforme à celle du pied. Lorsque le 

 fer est en rapport parfait avec le podomètre 

 et qu'il a reçu le degré d'ajusture convenable, 

 il est plongé dans l'eau et refroidi. Les bavures 

 sont enlevées ensuite avec la lime, et l'ouvrier 

 abat légèrement l'angle saillant des éponges et 

 l'arête des rives externes de la branche du 

 dedans. Pour façonner le fer du pied opposé, 

 le maréchal renverse le podomètre sans rien 

 changer à sa disiiosilion , et il procède de la 

 même manière qu'il l'a fait pour le premier. 

 Chaque fer ainsi établi et ajusté , est présenté 

 au pied avec lequel il est très-rare qu'il ne 

 coïncide pas parfaitement; s'il y a cependant 

 quelques rectifications à opérer, elles ne peu- 

 vent être que de peu d'importance et relatives 

 seulement à quelques incorrections sur le 

 bord de la paroi. L'ouvrier rétablit cette irré- 

 gularité avec la râpe , dont le côté convexe 

 sert à pratiquer en pince sur le sabot l'échan- 

 crure destinée à recevoir le pinçon levé sur le 

 fer. » 



Fixation du fer aur le pied. « Quand la 

 coïncidence du fer sur le pied est parfaite, 

 roiivrier fixe celle semelle mélalli<iue au 

 moyen des clous, comme ou est dans l'usage 

 de le prati([uer dans les autres méthodes de la 

 ferrure. Les étampures d'un fer établi avec le 

 secours du podomètre sont toujours en raji- 

 porl avec la ligne de la paroi sur laquelle doi- 

 vent être brochés les clous; ilsufiil.i l'ouvrier 

 d'avoir la jirécaution de faire sortir la lame .i 

 une hauteur égale de 50 à -40 millim. , el de 

 conserver assez de forc'e aux rivets j)onr ren- 

 dre son adhérence parfaite, jn 



Observations sur les résidtats de la ferrure 

 podunu'trique. (( La pratique de ce système de 

 ferrure ne tarde pas à prouver la vérité des 

 avantages qu'il procure au cheval ; car cet ani- 

 mal n'a pas à redouter les effets pernicieux du 

 calorique, ceux du boutoir, ni ceux qui résul- 

 tenl des clous implantés trop i)rés des parties 

 organi(iues dont la sensibilité est extrême. 

 Dans la ferrure des pieds à corne dérobée, af- 

 faiblie ou mutilée , dans celle des jjieds at- 

 teints d'affections pathologiques , l'usage du 

 jjrodométre offre un secours ])récieux, puisqu'il 

 j)ermet de reproduire les dispositions particu- 

 lières des fers qui sortent de la règle ordinaire, 

 el qu'il n'expose pas ces pieds aux effets réité- 

 rés du calorique, dont l'iniluence aggravante 

 prolonge ou empêche la guèrison. C'est pour 

 ces motifs que nous avons avancé que l'ou- 

 vrier était, malgré lui, ramené aux vrais pré- 

 cej)les de la maréchalerie et forcé de raison- 

 ner ses opérations. Ce travail d'intelligence , 

 lors même que ses connaissances seraient 

 très-bornées, finit insensiblement par les éten- 

 dre, et fait naître dans son esi)rit le désir de 

 se livrer de plus en plus à l'étude du pied. La 

 régularité et la facilité d'exécution de son ou- 

 vrage Ualtent son amour-propre et l'encoura- 

 gent à approfondir les secrets de son art. Les 

 observations recueillies à ce sujet sur les ma- 

 réchaux qui ont opposé le plus de résistance 

 dans l'adoption du iirocédé de ferrure podo- 

 mélrique, ont prouvé ce fait, et nous donnent 

 le droit d'avancer que tous ceux qui voudront 

 abandonner pour un instant leurs routinières 

 habitudes, ne tarderont pas à reconnaître la 

 supériorité d'un système de ferrure contre le- 

 quel ils .se sont d'abord élevés avec partialité. 

 Le procédé de ferrure podométrique demande 

 à êlre couscieucieusemeut étudié pendant 

 (iuel(|ues instants pour jirouver à ceux (pli le 

 repoussent, qu'il est de tous les systèmes de 

 ferrure pratiqués jusqu'ici, le seul à adopter 

 exclusivement; car il offre au maréchal des 

 avantages physiques et pécuniaires, en même 

 temps ([u'il atteint le but de la maréchalerie. 

 Le Manuel de la ferrure à froid devient donc le 

 plus facile et le plus parfait de tous, tandis 

 qu'il était auparavant d'une pratique difficile 

 pour l'ouvrier et dangereuse pour le cheval. » 

 (Extrait de l'Exposé de la méthode de ferrure 

 podométrique à froid et à domicile.) 



FEllHUllE A FllOID. Voy. Feruuue. 



FERRUHE PODOMÉTRIQUE. Voy. Feiuutue. 



