OBSERVATIONS AT MARBURG, 



LETTER FROM DR. GERLING. 



MARBI-RU, den 7 April, 1854. 



WERTHKK HERR: Gemiiss Ihrcr Auftbrderung gebe ich Ihncn im Folgenden cine Beach PI- 

 bung dt'B Apparats und der Methode, welche bei den magnetischen Declinations-Beobachtun- 

 gen gebraucht wurden, die in Uebereinstimraung mit den Ihrigen wtihrend Ihres Aufenthaltn in 

 Chile, hier angestellt sind. Die Beobachtungs-Tabellen, welche den Stand dee Magnetos TOD 

 5m. xu 5m. Gottinger mittlere Zeit an den Terminstagen angeben habe ich Ihnen fruher schon 

 iibersandt. 



Zuerst muss ich daran erinnern dass die Beobacbtungen in keinera eigentlich fur dieaen Ge- 

 brauch erricbteten magnetischen Observatorium gemacht sind, sondern in einem Zimmer de* 

 .Mathematisch-Physicalischen Instituts der Univursitat. Deshalb kunnen sie auch nur fiir die 

 Variationen der Declination von Kutzen seyn, mit Ausschluss jeder absoluten Itestimraung, 

 welche in diesem Local nicht ausfiihrbar ist. 



Das von Breithaupt in Kassel angefertigte Magnetometer hat die urspriinglichc Einrichtung 

 von Gauss, wie sie sich in dem bekannten Buche : liesultate aus den Beobachtungen de* magnet- 

 ischen Vereins im Jahr 1836, von Gauss und Y.'eber, beschrieben und auf Tab. X abgebildet 

 findet. 



Der Magnet wiegt 3f Pfund, hiingt an einem ungefiihr 8 Fuss langen Strang von ungedreh- 

 ter Seide, und zeigt eine Schwingungs-Dauer von 26 Secunden. Ira Fernrohr des Theodolithen 

 erscheint ein Scalen-Theil (Millimeter) unter einem Winkel von 18."791, woraus, nach der 

 Stellung des Instruments, der auf die Entfernung der Scale reducirte Drehungs-Werth des 

 Spiegels folgt = 18. "797. Die Torsions-Kraft des Seidenstrangs kann im Mittel aus mehreren 

 Bestimmungen der letzten Jahre zu -j l & der magnetischen Kraft gesetzt werden. 



Natiirlich kann weder der Stand des Theodolithen noch der Auf hiingepunct des Seidenstrangs 

 im Innern eines grossen, vorzugsweis in Fachwerk gebauten Hauses absolut fest seyn. Doch ist 

 lit Festigkeit sicher geniigend um die Ablesung der Varialionen zu verbiirgen, wenn nicht etwa 

 eine zufallige Stoning durch Erschiitterung des ganzen Gebaudes oder durch eine Fahrlassig- 

 keit des Beobachters eintritt. Um solche zufallige Storungen (die dann immer gewissenhaft ru 

 Protocoll genommen wurden) dem Auge des Beobachters sichtbar zu machen it eine besondere 

 Iliinichtung getroflfen. In dem Kasten des Magnets, unmittelbar unter dem beweglichen 

 Spiegel ist ein Hiilfs-Spiegel befestigt, welcher das Licht eines kleinen Loches in einem Blatt 

 Birch, zum Fernrohr zuriickwirft, welches Blech am Fussboden dicht neben dem Theodolithen 

 befestigt, und von hintm durch eine Laterne beleuchtet ist. Auf dicso Weise sieht der Beo- 

 bachter im Gesichtsfeld seines Fernrohrs iiber dem beweglichen Bilde der Scale einen Licht- 

 punct, welcher fortwiihrend still stehen und vom Verticalfailen geschnitten werden muss, wenn 

 alles in Ordnung ist. Sic \\t nlcn finden dass nur wenige Abweichungen vorkommen. 



Was die Beobachtungs- Methode betrift't, so beruht dieselbe auf dem bekannten Gesetz der Vibrm- 

 tions-Bewegung, niiinlich dass das Mittel A (a, + a..) zwischen zwei Ablesungen a, und a, xu 

 den Xciten /, und t t welche um eine (einfache) Sx-hwingungs-Xeit T von einander verschieden 

 sind (t t < t =T), iiboreinstinimen muss mit der Ablesung welche zu dera vorausbestimmten 

 Zeitpunct A (<, + /,) gefunden seyn wiirde. So, um den Stand ru finden fur einen bestimmten 

 Augenblick z. B. 5A. 35m. mittlere (iuttinger Xeit, wiirde man nothwcndig nur twri Ablesun- 



