a52 COU 



sîble de les définir rigoureusemenl à Taide du colongrade , 

 en énonçant la teinte de Newton à laquelle elles se rappor- 

 tent, et caractérisant la nuance de cette teinte par celle 

 de l'anneau transmis, qui se trouve simultanément donnée. 

 Enfin, si l'on aspiroit à une précision encore plus rigoureuse , 

 il n'y auroit qu'à énoncer l'incidence précise où paroît la 

 teinte dont il s'agit, en ayant soin d'indiquer aussi celles où 

 se montrent le plus nettement quelques teintes distinctes de 

 la table de Newton; car au moyen de ces données on pour- 

 roit calcaler exactement l'incidence qui rcproduiroit la même 

 teinte précise dans tout autre appareil , ce qui rend ce mode 

 d'observation comparable en toute rigueur. 



Enfin, à l'aide d'une modification extrêmement simple, 

 le colorigrade peut se transformer on un cyanomètre très- 

 sensible etpareillementcomparable dans ses indications. Pour 

 cela on tourne le boulon ï, fig .3 , qui porte le système des 

 lames de mica, jusqu'à ce qu'elles cessent de s'interposer dans 

 le rayon polarisé ; ensuite on introduit dans la coulisse DD 

 nne plaque de cristal de roche taillée perpendiculairement à 

 l'axe et épaisse d'environ trois millimètres. Cette plaque, 

 présentée sous l'incidence perpendiculaire, n'exerce pas d'ac- 

 tion polarisante émanée de son axe ; mais il s'y développe 

 alors d'autres forces indépendantes de la cristallisation , et 

 qui sont les mêmes que j'ai retrouvées depuis dans certains 

 fluides. Au degré d'épaisseur que j'ai fixé , l'effet de ces forces 

 produit dans le rayon transmis un changement de polarisa- 

 tion qui donne un rayon extraordinaire, blanc , lorsque ce 

 rayon a traversé le prisme cristallisé au moyen duquel on l'a- 

 nalise. En tournant ce prisme de droite à gauche, ou de gauche 

 à droite, selon la nature de la force rolatoire exercée par 

 la plaque dont on fait usage , l'image blanche perd graduelle- 

 ment ses rayons les moins réfranglbles, et passe ainsi du 

 blanc bleuâtre à diverses nuances de bleu , d'indigo et pres- 

 que de violet sombre. Une division circulaire CC, fig. i, adap- 

 tée autour du tuyau du colorigrade , sert à mesurer le nombre 

 de degrés qu'il faut parcourir pour arriver à ce dernier terme, 

 et tous les degrés intermédiaires servent à fixer autant de 

 nuances de bleu plus ou moins sombres, lesquelles se repro- 

 duirolent précisément dans un autre appareil au même degré 

 de rotation, si l'arc total parcouru jusqu'au violet étoit le 

 niême , ou à des nombres de degrés proportionnels , si 

 lare total étoit différent. 



Les deux instrumens que je viens de décrire auront donc, 

 pour la d(''termlnallou des couleurs , les mêmes avantages 

 qu'offre le thermomètre pour la détermination des tempé- 

 ratures , c'est-à-dire que , par leur moyen , les couleurs vues 



