5oG H Y G 



dimln-ae à mesure qu'on le sature. Voilà ce qu'il faudroit con- 

 noiirc pour pouvoir déterminer théoriquement le rapport de 

 son allongement avec les quantités d'eau réellement vapori- 

 sées. Mais comme on n'a aucune notion sur cette loi de dé- 

 croissement , non plus que sur celle d'aucune autre affinité 

 chimique , on est réduit à recourir sur ce point à l'expé- 

 « rience , c'est-à-dire , à multiplier les observations de l'hy- 

 gromètre dans des circonstances connues , pour en déduire 

 empiriquement la loi de ses indications. C'est à quoi M. Gay- 

 Lussac est parvenu par un procédé aussi simple que sûr et 

 ingénieux. S'étant procuré un hygromètre dont la marche soit 

 bien constante , c'est-à-dire qui, placé dans les mêmes cir- 

 constances, revienne toujours au même degré de son échelle , 

 il le suspend dans un grand vase de verre, en partie rempli 

 d'eau ou d'une dissolution saline connue, et dont il a préa- 

 lablement mesuré la tension, dans le vide, à une tempéra- 

 ture donnée. La suspension de l'hygromètre s'opère en l'at- 

 tachant intérieurement au couvercle même du vase , qui est 

 un disque de verre plan. On lute hermétiquement ce disque 

 aux bords du vase , et on laisse l'expérience se continuer pen- 

 dant quelque temps. Le liquide répandu sur toutes les parois 

 du vase , ne tarde pas à saturer l'espace intérieur de vapeurs 

 aqueuses, jusqu'au terme que sa propre tension comporte; 

 et l'hygromètre , après s'être mis en équilibre avec elles, finit 

 par s'arrêter à un certain degré de sa propre division. On ap- 

 prend donc ainsi que ce degré correspond à la tension obser- 

 vée du liquide; et en répétant la même épreuve à la même 

 température , pour diverses tensions connues, comprises en- 

 tre la sécheresse extrême et la saturation complète de l'espace 

 par les vapeurs émanées de l'eau pure , on peut obtenir au- 

 tant de termes de cette correspondance , aussi rapprochés 

 que l'on voudra. 



Ce procédé peut, comme on voit, s'appliquer, avec un égal 

 succès, à toutes sortes d'hygromètres; il offre par conséquent 

 un excellent moyen de les comparer. Mais M. Gay-Lussac ne 

 l'a jusqu'ici appliqué qu'à l'hygromètre à cheveu, qui, en 

 effet, étant le plus sensible, et peut-être le plus exact, du 

 moins si l'on s'en rapporte à l'opinion de De Saussure, méritoit 

 d être le premier objet de ses déterminations. En l'étudiant 

 ainsi à la température de dix degrés de la division centési- 

 male , il a obtenu une série de résultats qui , étant interpo- 

 lés, ont donné des tables au moyen desquelles on peut trou- 

 ver la quantité de vapeur aqueuse , pour chaque degré donné 

 • à l'hygromètre , et réciproquement. Ces tables se trouvent 

 dans le Traité de Physique de M. Biot. (biot.) 



HYGROPHYLE, Hygwphyla. Genre de plantes étabir 



