40 



L. Michaeli;-. 



ZU unlöslichem ClAg- gebunden, welches als Trübung eischeint. An der Ka- 

 thode wird metallisches Kupfer al)geschieden. Eine \'eränderung- der neu- 

 tralen Ileaktion tritt also nicht ein. 



Häufig kommt es darauf an. die AVanderungsrichtung bei Gegenwart 

 von Neutralsalzen und besonders bei Gegenwart von Säuren oder Alkaiieti 

 zu ermitteln. 



Will mau z. B. das Ferment in Gegenwart von \\^q n CIK untersuchen, 

 so Avürde sich eine Anordnung empfehlen, die man entsprechend dem vor- 

 stehenden Schema in nunmehr leicht verständlicher Weise so ausdrücken, 

 kann : 



+ Ai 



starke Gl K- 

 Lösuug 



1 



VioonClK- 

 Lösunc 



Ferment in 



VtoonClK- 



Lösung 



3 



'loonGlK- 

 Lösun"- 



CuCL 



Kupfer 



Die Zusammensetzung dieser Anordnung geschieht folgendermalien: 

 Die Lösung des Ferments in ViooUClK wird in das Mittelgefäß gebracht. 

 die seitlichen Hähne dann geschlossen, die seitlichen Räume ausgewaschen, 

 mit \/iooiiClK gefüllt, die Aufsätze aufgesetzt, ebenfalls mit Vioo"<-"lIv 

 gefüllt, dann in die Anodenseite CIK in Substanz, in die Kathodenseite 

 CuClj in Substanz eingebracht. Die Menge dieser Salze muß jetzt etwas 

 reichlicher bemessen werden , weil bei dem stärkeren Strom . der durch 

 die besser leitenden Flüssigkeiten geht, diese Salze sonst vor Abbruch des 

 Versuches erschöpft sein könnten und' damit eine Änderung der Reaktion 

 eintreten würde. Dann werden die metallischen Elektroden wie ol)en ein- 

 geführt. Die Silberelektrode darf nicht zu dünn sein , weil sie bei dem 

 stärkeren Strom sonst in wenigen Stunden aufgezehrt sein könnte. 



Will man die Wanderung des Ferments in saurer Lösung, z. B. in 

 VjoonHGl, untersuchen, so verfahre man folgendermaßen: 



+ Ai 



starke HCl 

 1 



/looUHCl i/^^^nHCl 



VjoonHCl 

 4 



CuCl, 



5 



Kupfer — 



Man fülle das Alittelgefäß mit der Lösung des Ferments in V/i„onHCl, 

 fülle die seitlichen Gefäße und die Aufsätze ebenfalls mit ^/jooiiHCl. 

 unterschichte an der Anode mit einer Pipette, die man bis auf den Boden 

 des Kugelansatzes einführt, die Flüssigkeit mit 1 cm^ 10" „igem HCl. gebe 

 in das Kathodengefäß CuClj in Substanz und verfahre weiter wie oben. 

 So wird der Säuregehalt in allen Räumen des eigentlichen U-Rohres einiger- 

 maßen konstant gehalten. 



Daß der in dem Kugelgefäß so reichlich enthaltene Elektrolyt durch 

 Diffusion sich in störenden Mengen bis in die Räume des U-Rohres 

 verbreitet , ist i)ei einer Versuchsdancr von 24 Stnmlen nicht zu be- 

 fürchten. 



