70 



R. C ho dat. 



behufs Druckausgleichung geöffnet, dann 

 ■wird i wieder geschlossen. Der Schliff 

 bei E sowie sämtUche Hähne sind sorg- 

 fältig einzufetten. Bezüglich letzterer 

 sei noch erwähnt, daß die Hähne b, a. g 

 und h etwa mit 1 cm weiten Bohrungen 

 versehen sind, um den Flüssigkeiten 

 einen beciuemen und raschen Durchfluß 

 zu ermöglichen. 



Das Manometerrolir ist. soweit die 

 Millimeterteilung (10(b;#y;/ nach auf- und 

 abwärts) reicht, genau kalibriert, so daß 

 das Volum in Kubikzentimetern für jeden 

 Millimeter aus der Kalibrierungstabelle 

 al)gelesen werden kann. 



Mischen sich nun die beiden 

 Flüssigkeiten bei geöffnetem Hahn a in 

 der Abteilung B und findet (jasent- 

 wicklung statt, so steigt das Quecksilber 

 im Manometer, und es kann nun für 

 jede beliebige Zeitdauer des \'ersuches 

 das ^'olumen des entwickelten Gases be- 

 stimmt werden. Hierzu ist es nur nötig, 

 dassell)e jedesmal auf gleiche Tempe- 

 ratur (O*») und gleichen Druck (T(iO mm) 

 zu reduzieren. 



Die Abteilung C dient dazu, einer 

 Übersättigung mit Gas vorzubeugen. Sie 

 wird darum mit einer gesättigten Koch- 

 salzlösung beschickt. Sie bezweckt zwei- 

 tens ein vollkommeneres Durchmischen 

 der in B befindlichen Plüssigkeit. indem 

 sie nach einer bestimmten Versuchs- 

 dauer nach C fällt, wenn Hahn g ge- 

 öffnet wird. Endlich wird durch das 

 rasche Durchfließen der Flüssigkeit 

 einer Übersättigung vorgebeugt, und 

 gleichzeitig werden die an den Wänden 

 haftenden Gasblasen zum Verschwinden 

 gebracht. 



Diese Methoden sind jedoch zu 

 unvollkommen, um dadurch zu alisolnten 

 Werten zu gelangen. Sie können nur zu 

 \'ergleichsversuchen dienen, d. h. um 

 die aktive Masse in einem bestimmten 



