80 



E. S. London. 



a) knioförmig o-ebogener (Fig. 18), 



l>) gerader (Fig. 19). 



Diese Ballons werden von der Genossenschaft russisch-amerikanisclier 

 Gunimiwarenmanufaktur (St. Petersburg, K. Mahn, Morskaja ;-i4) angefertigt. 

 Im allgemeinen sind sie ziemlich gut und betjuem; es erweisen sich aber 

 nicht sämtliche Exemplare in gleichem Mai'ie dauerhaft; sehr häufig bilden 

 sich Löcher in den Ballons, so daß letztere die Luft nicht mehr halten 

 können. Die Erfahrung hat gezeigt, daß es sehr nützUch erscheint, die 

 Ballons vermittelst Gummileims mit einer Kondomgummikappe zu umhüllen. 



Fig. 19. 



Fig. 18. 



Diese vermehrt die Festigkeit des Ballons, ohne seine Dehnbarkeit zu ver- 

 mindern. 



Der Ballonapparat (Fig. 18—19) ist aus folgenden Teilen zusammen- 

 gesetzt: einer dickwandigen Gummiröhre (a), durch welche die Injektionen 

 in den Darm ausgeführt werden; einem Ballon (h), welcher im Darmlumen 

 durch die Ilöhre (c) aufgebläht wird. Um einen klaren Einblick in die 

 Art der Anwendung des Ballonapparates zu gestatten, wird hier die 

 Fig. 18 beigefügt. Sie zeigt, wie die Röhren a und c des Ballonapparates 

 durch Verjnittlung von (Glasröhren, welche einen in die Fistelröhre einge- 



