150 



E. Zuuz. 



Asfe^ 



Fig. 30. 



empfindlicher ist ' und auf Gas- 

 druckschwankungen Avesenthch 

 schneller reagiert wie der Moi- 

 fessiersche und ähnliche Gas- 

 druckregulatoren. 



'/) Mittelst Wasser ge- 

 heizte Brutschränke. Die 

 Apparate, in denen Wasser zur 

 Winineverteilung dient, bestehen 

 aus einem aus Kupfer oder 

 Stahllilech angefertigten doppel- 

 wandigen, überall dichi verschlos- 

 senen Wasserbehälter , dessen 

 äußere Oberfläche mit Filz, As- 

 best oder besser mit Fil2 und 

 darüber mit Linoleum bekleidet 

 ist. Stahlblechapparate sind 

 keineswegs zu empfehlen , weil 

 sie infolge des Durchrostens 

 des Bleches durch Oxydationen 

 ziemlich rasch unbrauchbar wer- 

 den. In der oberen Wand des 

 Wärmebehälters befinden sich die 

 für Thermoregulator und Ther- 

 mometer nötigen Öffiuingen. Ein 

 außen angebrachtes \\ asserstand- 

 rohr mit Yentilauslauf gibt die 

 Höhe des Wassers im Behälter an. 



Wie es die Fig. 'Mi ver- 

 anschaulicht, führen Doppeltüren 

 zum Brutraume, eine innere ein- 

 fache Glastüre und eine äußere 

 doppelwandige Metalltüre. Der 

 durch diese Doppehvände be- 

 grenzte Raum ist mit Luft 

 gefüllt. Die äußere Oberfläche 

 (lei- Metalltürc ist mit Filz und 

 (larul)er mit Linoleum belegt. 

 Die äußere Türe schließt in Fal- 

 zen ; diese sind mit Sattelfilz 

 gefüttert. 



Der Lautenschlägcri^che 

 Brutapparat neuester Konstruk- 

 tion besitzt eine Wärmevertei- 

 lungsvorrichtung, wodurch nicht 



