Vordamuig : Metliodcn zur Untcrsucliung der N'fnlaiuingsprodukte. 



151 



nur der direkte Eiiifliilj der Flamme auf den Innenraum aufgehoben wird, 

 sondern außerdem auch die geringste Wärmesteigerung am Boden sofort 

 durch das in Bewegung hefindhche Wasser direkt zu dem empfindlichen 

 Teil des in einer Metallhülse mit Zirkulationsvorrichtung enthaltenen 

 Thermoregulators gelangt. 



Als Brenner soll man den in der Fig. 37 abgebildeten ZbcÄschen 

 Sicherlieitsbrenner anwenden. Er besteht aus einem rechtwinklig gebogenen 



Fig. 37. 



Brenner mit Drahtnetzverschluß, welcher eine ebenfalls mit Drahtnetz um- 

 gebene Mischmigsdüse Z besitzt. Über der Brennerkappe befindet sich 

 eine Feder F, die aus einem Doppelstreifen — Stahl und Messing — her- 

 gestellt ist. Die Ausdehnung der Feder F wird auf einen Hebelarm J7 

 übertragen, der, sobald die Flamme brennt, den Hebel B mit Gewicht H 

 in wagrechter Stellung auf die Unterlage JJ hält, wodurch der Hahn A 

 auf bleibt. ErUscht die Flamme, so kühlt sich die Feder F ab und ver- 



