152 



E. Zunz. 



schiebt den Hebelarm M: dadurch wird dem Hebel B die Unterlage U 

 entzo^^en; er fällt infolge der Gewichtsbeschwerung' herab und nimmt die 

 vertikale Stellung an, in welcher der Hahn A die Gaszufuhr verschließt. Beim 

 Anheizen wird der Hebelarm B so lange in wagrechter Stellung gehalten, 

 bis die Feder F durch die angezündete Flamme genügend erhitzt ist und 

 die Unterlage U das Gewicht H festhält. 



Fig. 33. 



Fig. 39. 



Zum Koustanthalten der Temperatur in den Wasserbrutschränken be- 

 dient man sich entweder eines elektrischen Thermoregulators oder eines 

 Quecksilberthermoregulators. 



Der Laufenschlägemche elektrische Thermoregulator besteht aus einem 

 Konstantthermometer, einem Gasschließer mit Elektromagnet und Vorlage 

 sowie einem Brenner. 



Der Fig. 08 abgebildete Kontaktthermometer ist derartig eingerichtet, 

 dal) in die luftleere Kapillare zunächst zwei Platindrähte eingeschmolzen 

 sind; über denselben ist ein Glaswiderstand c so eingeführt, daß er die 

 Kapillare niclit vollständig verschließt, sondern für das aufsteigende Queck- 



