Verdauung : Methoden zur Untersuchung der \'crdauungsprodukte. 



15:- 



silber noch Kaum lälit. Durch diese künstliche ^'erengerunf^■ reißt der 

 Quecksilberfaden beim Zurück.steifien bei r al) und bleibt oberhalb des 

 Widerstandes stehen, während die unterhalb c befindliche Säule in die Kugel K 

 zurücktritt. 



Bei der Tätigkeit des Thermometers vereinigen sich beide Queck- 

 silbersäulen nicht, sondern die unter c befindliche gelangt nur bis zum 

 Poldraht b. wodurch Stromschluß eintritt und die Gasflamme bis auf eine 

 regulierbare Keserveflamme allgeschlossen wird. Sinkt nun die Temperatur, 

 so verläßt die Säule den Poldraht h, wodurch Strom- 

 Öffnung eintritt und die Hauptgaszufuhr wieder frei wird. 

 AVie die Fig. ;-i9 es zeigt, ist das Thermometer T 

 mit einer elektrischen Batterie B und einem Gasschheßer G ^^ 

 verbunden. Dieser sperrt bei Stromab- 

 schluß die Hauptgaszufuhr bis auf eine 

 ^ regulierbare Pteserveflamme ab und 

 stellt bei Strom Öffnung den freien Gas- 

 durchgaug wieder her. 



Der Gasschließer G besteht aus 

 einem Hebelarm mit Eisenkern, welcher 

 bei StromabschlulJ au die im lunenrauiii 

 angebrachten Elektromagnete gezogen 

 wird. Die Lage des Hebelarmes wird 

 dadurch verändert, und folglich die 

 Hauptgaszufuhr bis auf eine Reserve- 

 flamme abgeschlossen. Diese ist durch 

 die Schraube i? für verschiedene Tem- 

 peraturen einstellbar. 



Die Quecksilber thermoregulatoren 

 können in zwei Gruppen eingeteilt wer- 

 den, je nachdem die Gaszufuhr lediglich 

 durch die Ausdehnung einer relativ 

 dünnen Quecksilbersäule geregelt wird, 

 oder durch die a'Ou Dämpfen leicht 

 siedender Flüssigkeiten verui'sachten 

 Fig. 40. Auf- und Abwärtsbewegungen einer Fig.«. 



relativ dicken Quecksilbersäule. 

 Die ersteren ermöghchen keine sehr genaue Einstellung des Brut- 

 schrankes und müssen für Yerdauungsversuche völlig verworfen werden. 

 Hierher gehören der in Fig. 40 abgebildete JReichertsche Quecksilberregu- 

 lator, der Thermoregulator nach Sehende, der Thermoregulator nach 

 Chancel usw. 



Die anderen Thermoregulatoren (nach Lothar Met/er, Soxhlet usw.) 

 halten hingegen die Wärme auf Bruchteile eines Grades genau gleich- 

 mäßig. Einer der zweckmäßigsten ist der Spiralthermoregulator nachZ«?^fe»- 

 schläger (Fig. 41). welcher vom Luftdruck unabhängig ist. und bei dem die 



R 



VU 



