j_")_j. E. Zmiz. 



Reserveflamme durch einfaches Drehen des auf einer Xebenröhre befindUchen 

 Hahnes H für verschiedene Temperaturen einstellbar ist. Er besteht aus 

 einem oben durch einen Metallkopf T mit Stopfbüchse verschlossenen Glas- 

 gefäße und einem darin verschiebbaren Gaszuführungsrohr Z. Das Glas- 

 gefäl) teilt sich in einen unteren Ilegulierraum R mit eingeschniolzoner 

 (ilasspirale S und einen Gasraum G, von dem das Gasabführungs- 

 rohr Ä zum Brenner geht. Das Zuführungsrohr besitzt einen Notauslauf iV 

 und endigt unten mit einem schlitzförmigen Ausschnitt U. Der Regulier- 

 rauiii R enthalt im größten Teile seines Inhaltes Quecksilber und im oberen 

 übrigbleibenden Teile eine je nach der zu erzielenden Temperatur gewählte 

 Flüssigkeit (Äthylchlorid, Äther, Äther-Alkoholgemisch, Alkohol-Wasser- 

 gemisch. Wasser, Anilinöl-Wassergemisch, Anilinöl) und deren Dämpfe. 



Diese Flüssigkeiten drücken bei den bestimmten Wärmegraden die 

 Quecksilbersäule nach oben, so daß sie den Ausgang des Gasznführungs- 

 rohres verschließt und das Gas nur durch das Notloch A' entweichen und 

 die Reserveflamme speisen kann. 



Die Inbetriebsetzung des Lautcnschl&j erscheu Spiralthermoregulators 

 ist folgende: Der Glaskörper wird in den AVasserraum des Brutapparates 

 eingeführt und in eine Metallhülse mit Zirkulationsvorrichtung so gestellt, 

 daß er sich nicht bewegen kann. A wird mit dem Brenner, B mit der 

 (lasleitung verbunden. Sobald das Thermometer im Wasserraum des Appa- 

 rates eine Temperatur anzeigt, die ungefähr l'ö bis 2° C unter dem ein- 

 zustellenden Wärmegrad liegt, beobachtet man den Brenner und schiebt 

 langsam und vorsichtig das Rohr Z so tief in das Quecksilber hinein, bis 

 der Schlitz U vollständig verschwindet und nur durch die Notfiffnung n 

 Gas zum Brenner gelangen kann. Der Schlitz U des Metallrohres ist nicht 

 sichtbar. Man kann bei ganz allmählichem Einschieben des Rohres an 

 dem Kleinerwerden der Flamme erkennen, ob die Hauptgaszufuhr abge- 

 sperrt ist. Dann stellt man die höchstens 20 mui hoch bronnende Notflamme 

 durch Drehen des Hahnes H auf diese Höhe ein. Der Brenner selbst muß 

 mindestens 150 »'w vom Boden des Brutapparates entfernt sein. Steigt die 

 Temperatur noch, dann ist entweder die Notflamme kleiner zu stellen oder 

 das mit Teilung versehene Gaszuführungsrohr Z um 1 mm und nach Be- 

 darf noch weiter einzustellen. Fällt dagegen die Temperatur unter den 

 gewünschten Wärmegrad, dann ist das Piohr Z je nach Bedarf um 1 mm 

 oder mehr nach oben zu verschieben. 



(V Ar so nval sehe Brutschränke. Eine besondere Art von Wasser- 

 brutschränken bilden die d' Ar sonval schon Apparate. Die beiden Figg. 42 und 

 4o veranschaulichen dieses System. Der Brutschrank besteht aus einem 

 inneren Lufträume, welcher überall durch 2 Metallwände begrenzt ist. 

 Zwischen diesen befindet sich eine Wasserschicht. Diese Metalldoppelwand 

 besitzt nur eine ('")ffnung 5 (Fig. 4:i), welche zum Eingießen des Wassers dient. 

 Man darf nur kurz vorher zum Sieden erwärmtes Wasser benutzen, denn die 

 im gewöhnlichen Wasser enthaltenen Luftblasen werden beim Erwärmen 

 frei, verändern die Höhe der Flüssigkeit und verhindern die Regulierung 



