Vcrdaiuuijr : Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 



1Ö7 



Schraube den N'entilkasten dem Metallstabe nähert, und vermindert sie 

 hingegen, indem man den Ventilkasten von der Metallschraube entfernt. 

 Wcini dei' Thermoregulator da.s Ventil völlig schließt, so tritt das Gas 

 durch die kleine Öffnung o direkt von der llöhre C zur liöhre D, wodurch 

 das P>löschen des Gasbrenners vermieden wird. 



•j'lBrutschriinkefür elektrische Heizung. In diesenlirutschränken 



wird die zum Erwärmen nötige Heizung mittelst eines auf der Bodenwand 

 befindlichen widerstandsfähigen Leiters, den der elektrische Strom durch- 

 läuft, erzielt. Diese Widerstände können entweder aus einem zwischen zwei 

 Emailschichten sich befindenden Drahte oder aus mit Amiant gewebtem 

 Metallgewebe oder aus die Wände des Brutschrankes überlaufenden sole- 



REGULATEÜRS BI-METALLIüUES DE M. LE DR. RorX. 



1> cJcvdie .e;iKou>izce 



T (S>xwc,.öcvvoinl c)e/>umicnl 



C (Eäxüvcc ölt ga^ 



D CK>tti^ <ki 0a;_ allanl au oiCmui 



£ OlajicÜ obtuiatcm du. ga^ 



Fig. 45. 



Fig. 46. 



noidartigen Drähten bestehen. Am Boden des Schrankes befindet sich ein 

 Kadiator. 



Zur Regelung der Temperatur können mehrere Systeme angewandt 

 werden. 



Bei Benutzung des i?owa-schen Doppelmetallthermoregulators verwendet 

 man die in Fig. 47 abgebildete Anordnung. Der Unterbrecher I schickt 

 den elektrischen Strom ohne Vermittlung des Regulators direkt in den 

 Kadiator H, so daß der elektrische Strom auf den Radiator H auf solche 

 Weise einwirkt, daß er ihm nur die zur Erhaltung einer konstanten Tem- 

 peratur nötige Kalorienzulage bringt. Der äußere elektrische Strom läuft 

 durch den bipolaren Unterbrecher B. Einer der Pole dieses Unterbrechers 

 B steht in direkter Verbindung mit einem der beiden Enden der Radiatoren. 

 Der andere Pol ist mit den unipolaren Unterbrechern C verbunden. Der 

 Unterbrecher 1 erlaubt, einen beständigen Strom in den Radiator H zu 



