158 



E. Zuuz. 



schicken. Der Unterbrecher C gestattet, den .Strom entweder durch die Becher 

 31 des Ivegiilators oder direkt durch den riegulierungsrheostat B zum 

 Radiator H zu senden. Die Station r, dessen elektrischer Widerstand sehr 

 groß ist. wird mittelst des nur eine sehr kleine Strommenge durchlassenden 

 i?ow.rschen Doppelmetallthermoregulators A in Tätigkeit gesetzt. 



REGl LATEUR ELECTRIQUE POUR CHAMBRE-ETUVE. 



Fig. 47 



Sehr empfehlenswert sind die Mauri/schen Brutschränke für elek- 

 trische Heizung. Einen solchen zeigt Fig. 48. Die x4nordnung des Heiz- 

 systems wird durch die Fig. 49 veranschaulicht. 



Der Heizungsstromkreis wird durch ]^Ietallwiderstände TT' gebildet. 

 Er liegt wagrecht im unteren Teile des Apparates. Der elektrische Strom, 

 in dem die Joulekraft entsteht, wird durch zwei parallele Widerstände 

 geleitet, von denen der eine mit dem speziellen Relais B verbunden ist, 



