Vertlauung : Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. 159 



das den zum Therniorcf^ulator H gehenden Abzweigungsstrom unterbricht 

 oder wiederherstellt. 



Die Reo-elung der Temperatur hängt vom Relais und vom Regulator 

 ab. Als eigentlicher Thermoregulator dient eine elektrolytische Röhre, deren 

 Form je nach dem P)rutschranke verschieden ist. Diese Röhre besteht aus 

 einem wagrechten, am Ende verschlossenen Teile und aus einem senk- 

 rechten Teile. Sie wird mit Quecksilber gefüllt. Wenn unter dem Einflul) 

 der Temperaturerhöhung das Quecksilber sich ausdehnt, so nimmt die Höhe 

 der im senkrechten Teile vorhandenen Quecksilbersäule zu und das Queck- 

 silber steigt in eine enge Glasröhre, welche mittelst eines gekitteten 

 Pfropfens auf das offene Ende der elektrolytischen Röhre befestigt ist. 

 Über dieser engen Röhre befin- 

 det sich eine nach unten durch 

 eine Platinspitze endigende Mi- 

 krometerschraube r. Durch 

 Drehen der Mikrometerschraube 

 kann man diese Platinspitze 

 mehr oder minder in die enge 

 Glasröhre senken. Der Tempe- 

 raturgrad des Brutschrankes 

 wird durch den Kontakt zwi- 

 schen Platindraht und Queck- 

 silber geregelt. Der Regulator 

 wird von einem sich vom Er- 

 hitzungsstrom abzweigenden 

 Strom durchströmt. Diesen Ab- 

 zweigungsstrom erhält das Re- 

 lais R. Letzteres besteht aus i 

 zwei Rollen dünnen Drahtes, in 

 deren Achsen sich zwei an den 

 Enden eines nicht mehr im 

 Gleichgewichtszustande befind- 

 lichen Wagebalkens hängende 

 Kerne aus weichem Eisen senkrecht verschieben können. Im Ruhezustand 

 neigt sich der Wagebalken der Seite des Kernes zu, auf den ein Kupfer- 

 draht gelötet ist, der als Brücke zwischen zwei kleinen Eisenbechern CC. 

 deren Boden mit Quecksilber versehen ist, dient. 



Eine Abzweigung des Heizungsstromes auf einem sehr wenig Wider- 

 stand leistenden Stromkreis wird durch diese zwei Becher geleitet. Sobald die 

 Temperatur sich zu erhöhen strebt, dehnt sich das Quecksilber aus, wo- 

 durch die Höhe der Quecksilbersäule im Regulator steigt. In einem 

 gegebenen Augenbhcke kommen Quecksilber und Platiuspitze in Berührung. 

 Sofort 'wird der der Metallröhre des Regidators zugeführte Abzweigungs- 

 strom nach den Rollen abgelenkt, welche dann die Kerne aus weichem 

 Eisen anziehen. Von diesen Kernen steigt derjenige, welcher die Brücke trägt. 



Fig. 48. 



