162 



E. Zunz. 



wird. Das verstellbare Niveaurohr N gestattet ein Einstellen des Wasser- 

 spiegels in gleicher Höhe seiner seitlichen Bohrungen. Durch das mit der 

 Wasserleitung verbundene Einlauf stück E fließt Wasser, so daß es den 

 verlorenen Inhalt ersetzt. Der Überschuß des zufliegenden Wassers wird 

 durch die Öffnung des Niveaurohres abgeleitet. 



Yrt 



Fig. 61. 



r 



Der den Thermostat 

 erwärnuMido Gas])renner ist 

 mit 2 Ableitungen der (Gas- 

 leitung verbunden, wovon 

 die eine dem geringen 

 Gasstrome der beständigen 

 Flamme Durchgang Hefert, 

 während die zweite, auf 

 (lerem Laufe die Eegu- 

 liei'ungsvorrichtung ge- 

 schraubt ist, zeitweise die 

 aul)erdem nötige Hilfsgas- 

 meuge zum Gasbrenner 

 strömen läßt. Die Tem- 

 peratur des Wassers wech- 

 selt also zwischen 2 Gren- 

 zen, welche man einander 

 so viel wie möglich nähern 

 muß. Dies wird durch einen Toluolregulator erzielt. Unter diesen ist zur- 

 zeit der empfehlenswerteste der durch 0. Dony-Hinault beschriebene, welchen 

 die Fig. 52 veranschauhcht. 



Dieser Regulator besteht aus einer in Wasser eintauchenden senk- 

 rechten Tiöhre D. von ungefähr ;'> cm Durchmesser, aus dünnem Glase. 



c 



c 



Fig. 52. 



