Verdauung: Methoden zur Untersuchung der Verdauungsprodukte. lß,S 



Sie endij^t unten durch eine U-förmioe wagrechte oder irgend eine andere 

 der Gestalt des Behälters passende Itöhre KF. Die größte Masse des 

 als Kegulieiilüssigkeit dienenden Toluols muß sich am Boden des Be- 

 hälters in der Nähe der der Wirkung des Erwärmens unterworfenen 

 Wand befinden. Die Röhre D verengt sich oben etwas und endigt durch 

 die fast wagrechte Iiöhre G in einem aus 4 senkrechten Röhren AB, C, 

 H und 1 zusammengestellten System. 



Der vorher mittelst der Wasserpumpe von Luft befreite Regulator 

 wird mit Toluol gefüllt, so daß die Flüssigkeit keine (xasbläschen enthält. 

 Dann wird der Regulator in den Thermostaten gelegt und dieser ungefähr 

 auf die geminschte Temperatur gebracht. Sobald dies erreicht ist, gießt 

 man in die Röhre / zuerst genügend konzentrierte NaCl-Lösung, um die 

 Rühre H völhg zu füllen und nachher die Quecksilbersäule J, welche die 

 NaCl-Lösung in die Röhre H treibt, darauf wird mittelst Filtrierpapier- 

 streifchen die Röhre H sorgfältig getrocknet. Das die Röhre AB füllende 

 Toluol wird abpipettiert und durch konzentrierte XaC'l-Lösung ersetzt. 

 Dann wird die Erweiterung A der Röhre B durch einen Kautschukpfropfen 

 vorsichtig geschlossen, in dessen Mitte eine mit einem Kautschukansatz 

 und einer Klemme versehene Kapillarglasröhre sich befindet, durch welche 

 der Flüssigkeitsüberschuß leicht ausfließen kann. Im geeigneten Augen- 

 blicke wird die auf dem Kautschukansatz befindliche Klemme geschlossen. 

 Man trocknet Pfropfen und Kautschukansatz. Um einen völlig dichten 

 A'erschluß des Regulators zu erzielen, werden Pfropfen und Kautschukansatz 

 mit einer Gummilackfirnisschicht überzogen. Das zwischen den beiden 

 Na Cl-Schichten B und H eingesperrte Toluol kann nicht entweichen, so daß, 

 wenn der Thermostat in einem Zimmer sich befindet, deren Temperatur 

 keinen großen Schwankungen unterworfen ist. und die Temperatur des Thermo- 

 states sehr lange Zeit unverändert bleibt. Ein Temperaturunterschied von 1" 

 im Zimmer bewirkt eine mittlere Veränderung der Temperatur des 

 Thermostaten von 0*01 ". Um diese Temperaturschwankuugen noch zu 

 verringern, muß man entweder den im W'asser nicht eintauchenden Teil 

 des Regulators mit einer den Wasserverlust vermindernden Hülle versehen 

 oder den größten Teil des Systems BC HI in ein Wasserbad eintauchen 

 lassen. 



Ein Vorteil des Dom/-H('nauUsc\ien Regulators über die Osficaldschen 

 Toluoh'egulatoren ist, daß man ihn nach dem Einfüllen ohne Xeueinfüllung 

 nacheinander auf sehr verschiedene Temperaturen bringen kann. Um 

 die Temperatur des Thermostaten zu erniedrigen, entnimmt man den 

 größten Teil der in der Röhre AB enthaltenen XaCl-Lösung und ersetzt 

 sie durch Toluol. Beim Erhöhen der Temperatur dringt wegen seiner 

 geringen Densität das sich ausdehnende Toluol durch die in AB enthaltene 

 Flüssigkeit, i) 



^) 0. Doitif-Henaidf, Snr le reglage rigoureux de la teinpörature. Bull, de la Soc. 

 roy. des Sc. med. et nat. de Bruxelles T. 62. p. 188— 196 (1904). 



11* 



