Verdauun},' : Methoden zur Untersuchung der Vcrdauuugsprodukte. 



167 



Dialysator nach W.Kühne. Vm die < )l)oi-fl;iche der dialysierenden 

 .M('nil)rau zu veri>Tö|jcrn. hat Kühne die Aiiwendunu von Dialysierschläutheii 

 aus Per<^amentpapier empfohk^n. Wie die Fig. 56 es veranschaulicht, hat 

 Kühne einen Apparat ersonnen, welcher erlauht, unter stetiirem P^rneuern 

 des Wassers die Dialyse zu bewerkstelligen. Die der A'erdauung unterworfene 

 Flüssifrkeit vdvA in den Dialysierschlauch A gebracht und der ganze Apparat 

 in einen F)rutschrank gebracht, so dali das Wasser durch den Trichter B 

 allmählich in das Gefäl) C fUeßt und der 

 Wasserüberschuß durch die Xebenröhre D 

 abfließt. 



Der Dialysierschlauch muß stets zuerst 

 auf seine Dichtigkeit geprüft werden, wozu 

 man ihn mit "Wasser füllt. Rinnt er an einer 

 oder mehreren Stellen, so muß man die am 

 wassergefüllten Schlauch angemerkten Stellen 

 nach dem Trocknen auftupfen, wozu man am 

 besten die von Jordis empfohlene, mit Alko- 

 hol und Äther passend ver- 

 dünnte Mischung gleicher 

 Teile Kollodium und konzen- 

 trierter Schellacklösung (1:1) 

 benutzt. 



Um den Dialysier- 

 schlauch dicht zu verschließen, 

 werden die offenen Schlauch- 

 enden entweder mit starken 

 Fäden zugebunden oder l^esser 

 zwischen zwei mit Gummi- 

 ringen verbundenen Glas- 

 stäben zusammengepreßt. 



Dialysator n a c h 

 Wrohleski. Zur Dialyse im 

 beständigen Strome von steri- 

 lisiertem Wasser unter Ver- rig. 57. 

 meidung jeder Infektion der 



dialysieren den Flüssigkeit empfiehlt Wrobkski den in der Fig. 57 abgebildeten 

 Apparat. Dieser besteht aus einer hochstehenden, mit Wasserverschluß B ver- 

 sehenen. Mari otteschen Hasche.!, deren Auslaufrohr (Harnrohr) (/ durch den 

 Schlauch /mit einem dünnen I\öhrchen verbunden ist, welches in die Bohrung 

 des den Zyhnder C dicht verschließenden Deckels c luftdicht eingesetzt ist. In 

 dem Zylinder ("befindet sich ein an den zwei Glasstäben a aufgehängter Per- 

 gamentschlauch f>. in den man die zu dialysierende Flüssigkeit bringt. 

 Der Zyhnder C hat unten ein mit einem Hahne versehenes Abflußrohr h, 

 durch welches die äußere Flüssigkeit abfließt. In demselben Maße wie 

 dieser Abfluß erfolcrt. strömt Wasser aus der J/ar/o^^eschen Flasche in den 





