168 



E. Zun z. 



Zylinder ('. \oy dem Gebrauche sterilisiert man den Gesamtapparat und 

 das Wasser.') 



Dialysierapparat von Waymoiith Reld. Um die relative Diffu- 

 sihilität verschiedener Stoffe durch Perganientpapier unter den gleichen 

 Temperatur-, Druck- mid Flüssigkeitszufuhrhedingimgen zu vergleichen, emp- 

 fiehlt sich die von Waymouth Reid ang'ewandte Dialysiervorrichtung, welche 

 durch die Fig. öS veranschaulicht wird: 



Ein mehrere Liter Wasser enthaltender, durch die punktierten Linien 

 in der P'ig. öB angezeigter Kupferbehälter wird durch einen großen Bunsen- 

 brenner erwärmt und durch einen kleinen, von einem Motor getriebenen 

 Schraubenrührer (PI/ geriihi-t. Um leicht eine beständige Temperatur zu 

 erhalten, befindet sich der Bunsenbrenner dicht unter der Schraube. Ln 



Fig. 58. 



Wasserbade befindet sich ein Schlangeiirohr aus dünnem Kupfer, welches 

 an einem Ende (A) Wasser von der Wasserleitung erhält, während das 

 andere Ende die zwei Dialysierzyhnder (C) speist. Der Wasserstrom er- 

 wärmt sich im Schlangenrohr, wird durch ein T-Bohr B von oben bis auf 

 den Boden der beiden Dialysierzylinder fC) geleitet, fhel5t oben aus dem 

 Dialysierzyhnder ab und wird schließlich durch das verstellbare Bohr I) 

 nach außen gebracht. Die Dialysierschläuche hängen in den Dialysierzylindern: 

 sie werden wasserdicht mit Kautschukstopfen verschlossen. Die Zylinder 

 selbst sind durch dreifach durchbohrte Stopfen verschlossen. Durch je zwei 

 dieser Öffnungen gehen die Einfluß- und Abflul.tröhren des Wasserstromes : 

 in der dritten dringt auf der einen Seite ein Thermometer, auf der an- 



*) A. Wrohlcski, Zur Dialyse. Zeitschr. f. angow. Chemie. S. 092 (1894). 



