V'crdaiuiiig : Methoden zur rntcrsiicliuiig der Verdauiuigsprodukte. IGI) 



(loron ein Munoniotor ein. Diircli Vcräiidcnin«' dor Höhe des äußeren Aus- 

 flußrohres D wird der in <k'n Diidysierschiäucheu bestehende Druck geref,^elt. 

 Beim Vergleichen der Diffusionsgeschwindigkeit zweier Substanzen 

 muß man vorher die Dicke des IVrgamentpapieres mit Hilfe eines Zei/?schen 

 Meßapparates für Deckgläschendicke bestimmen. Außerdem empfiehlt Way- 

 mouth Heid, sich durch \'orversuche mit Glukose von der gleichen Per- 

 meabilität der beiden Dialysierschläuche zu überzeugen. M 



Dialyse nach Gürber. Ein absolut sicherer Verschluß der Pergament- 

 dialysierschläuche läßt sich nach Gürher nur auf folgende Weise erzielen: 

 Ein etwa hO cm langes, gut eingeweichtes und auf seine Dichtigkeit ge- 

 prüftes Schlauchstück wird gleichschenkelig zusammengelegt, dann der eine 

 Schenkel aufgeblasen und die zu dialvsierende Flüssigkeit darin eingefüllt, 

 wobei man sorgiältig zu vermeiden sucht, daß von ihr im oberen Drittel 

 <lesselben etwas hängen bleibt. Hierauf drückt man diesen Teil des ge- 

 öffneten Schlauches wieder zu, faltet ihn der Länge nach fächerförmig mit 

 dem entsprechenden Teil des anderen Schlauchschenkels und ge^^^nnt so 

 -einen festen Papierstiel. Dieser wird ungefähr in der Mitte kräftig gedreht, 

 dann die obere Hälfte um die untere geschlungen und der so gebildete 

 Knäuel in ein kleines Stück feuchtes Pergamentpapier gewickelt, um bei 

 den jetzt anzulegenden Drahtschlingen ein Durchschneiden des Schlauches 

 zu verhüten. Man legt eine Drahtschlinge von 1 mm starkem Messingdraht 

 möglichst nahe der Umbiegungsstelle des Papierstieles und die andere 

 1 — 2 cm davon entfernt. 



Der so erhaltene, überall gut verschlossene, gefüllte Dialysierschlauch 

 wird mit der gewünschten Wassermasse in einen durch einen Gummistopfen 

 verschlossenen Glaszylinder gebracht, welcher auf einer Schüttelmaschine be- 

 festigt wird, so daß die Flüssigkeit in stetiger Bewegung bleibt, wodurch 

 die Wand des ganzen Schlauches fortwährend bespült und ausgenutzt wird. 

 Dieses Schütteln bezweckt außerdem noch folgendes: Beim ruhigen Stehen 

 müssen die diffundierenden Stoffe nicht nur durch die Schlauchwand hin- 

 durch, sondern aus der dieser nächsten Flüssigkeitsschicht in immer ent- 

 ferntere Schichten weiter oder aus entfernteren in diese herandiffundieren. 

 Dabei kann es vorkommen, daß auf beiden Seiten unmittelbar an der 

 Diffusionsmembran der osmotische Ausgleich nahezu eingetreten ist, während 

 er sonst für die ganze Flüssigkeit noch lange aussteht, da die diffusible 

 Substanz nicht in dem Maße hinzu- oder hinwegdiffundiert, wie sie durch 

 die Membran hindurchgeht. Werden aber die Flüssigkeiten durch Schütteln 

 fortwährend mechanisch gemischt, so haben die Vorgänge der Diffusion 

 nur durch die Dialysiermembran hindurch stattzufinden und verlaufen nun 

 um so rascher, weil dann stets der größtmöglichste osmotische Unterschied 

 hergestellt wird. 2) 



*) E. Waijmouth Reid, A diffusiou apparatiis. Joiini. of Physiol. Vol. 21. p. 85 bis 

 100 (1897). 



2) Ä. Gürber, Die Salze des Blutes. I. Salze des Serums. \'erh. d. physik.-med. 

 •Ges. zu Würzburg. Bd. 28. 21 S. (1894). 



