172 E. Zunz. 



Pergament bespannten Rinfr mit AVasser und prüft seine äußere Seite auf 

 Undichtigkeiten. Die betreffenden iStellen werden markiert. Indem man nun 

 jeden liing einmal ans Ende der Reihe setzt, kann man nacli und nach 

 sämtliche Dialysatorflächen prüfen, wenn man es nicht vorzieht, eine kleinei'e 

 Fassung für einen einzelneu Riug- zu verwenden, welche schneller fördert. 

 Auf die markierten Stellen gibt man nach dem Trocknen ein wenig ge- 

 wöhnliches llülinereiweir) und koaguliert es vorsichtig über einer kleinen 

 Flamme. Schlielilich setzt man vor die Eisenriuge eine runde Holzscheibe, 

 darauf eine Gummi scheibe, dann einen leeren Ring, abwechselnd mit einem 

 bes])annten unter Zwischenlage von (Tummii-ingen und zieht die Spann- 

 schrauben fest an. Das System ist dann vollkoinmen dicht. Aus einer voi-- 

 gelegten hochgestellten Zehnliteiilasche lälit man durch eine, den Zuflul) 

 regelnde Kapillare destilliertes Wasser in der genannten Weise durch die 

 Wasserkammern W strömen, welche die Dialysierräume D einschlieUen, und 

 erzielt so eine sehr schnelle Dialyse , wenn man die 10 1 auf 12 Stunden 

 Ausflußzeit einstellt. Die in der Zeichnung fortgelassenen Öffnungen a und /> 

 an den Kammern D werden mit Korkstopfen verschlossen. IJei Inbetrieb- 

 setzung muß man in D und W die abgemessene, berechnete Flüssigkeits- 

 menge einfüllen, weil sonst wegen der Dehnbarkeit der Membranen keine 

 gleichmäßige Füllung erzielt wird und beim Füllen einer weiteren Kammer 

 die Lösung aus schon gefüllten zum Teil herausgedrückt werden würde. 

 Bei ,H cm Dicke fassen die Ringe je ca. 1/2 / Flüssigkeit. 



Der Apparat \\ird auf ein 20 cm breites Brett von passender Länge 

 gestellt, auf welches zwei Leisten aufgenagelt sind, deren Innenkante ent- 

 sprechend weggehobelt wurde. Er hat den Vorzug, vollkommen abgeschlossen 

 zu sein und doch jederzeit Probeentnahmen zu gestatten. Die Zahl der 

 Kammern und die Größe der Ringe kann natürlich beliebig sein. Auch ist 

 es möglich, in einem größereu System durch Einhige von Gummischeiben, 

 wie sie an den Enden benutzt werden, kleinere Grupi)en abzusondern und so 

 verschiedene Kolloide (oder Proben verschiedener Reinheit in der Richtung 

 des Wasserstromes) hintereinander in demselben Appai'ate zu haben. M 



Diffusionshülsen von Schleicher iV Schüll. Um die Dialyse 

 geringer Substanzmengen im kleinen Wasservolumen zu ermöglichen, hat 

 die Firma Schleicher i^- Schüll zu Düren Dialysierhülsen aus Per- 

 gamentpapier in den Handel gebracht. Solche können bei A'erdauungsver- 

 suchen, wo man nur mit geringen Flüssigkeitsmengen arbeiten muß. an- 

 gewandt werden. Indes soll man in den meisten Fällen (Umi Dialysierhülsen 

 die weiter unten besprochenen Schilf- oder Kollodiumsäcke vorziehen. 



Dialyse in Kollodiumsäckchen. Zur aseptischen Dialyse tierischer 

 Flüssigkeiten kann man sich bei llö^C sterilisierter Kollodiumsäckchen 

 bedienen. 2) 



M E.Jordis, Eiu neuer Dialvsator. Zeitschr. f. Elektrochemie. Bd. 8. S. 677 bis 

 678 (1902). 



*) C. Delezenne, Action des sels de calcium siir le suc pancröatique prealablemeut 

 dialysö. Compt. rend. hebd. des seanc. de la Soc. de biologie. T. 57. p. .')23— 525 (1905l. 



