ITfi 



E. Zunz. 



bewe"t ihn mit leisem Drucke in der Kichtunü' des Piohres. Dabei löst sich 

 die innere Membran von der Schilfwand ab und l)efindet sich schlieblich 

 in 2:anzer Ausdehnung auf dem sie vor sich herstülpenden (ilasstabe. Sofort 

 wird der Stab herausgezoo-en. Auf diese Weise kann man Schläuche von 

 15 cm Länge und 8 — 10 cm'^ Inhalt erhalten, deren Dicke annähernd 

 O'OS mm entspricht und welche fast nur aus reiner Zellulose bestehen. 



Vm die Schilfschläuche zu sterilisieren, führt man in das offene Ende 

 des Schlauches eine kleine (ilasrühre ein und befestigt diese vorsichtig mit 

 Seide an der Wand des Säckchens. Letzteres wird dann mit destilliertem 

 Wasser gefüllt. Hiei'auf wird die (Jlasröhre mit Watte verschlossen, mit 

 dem daran hängenden Schilf sacke in eine destilliertes Wasser enthaltende 

 Flasche gebracht und der Schilfsack nach demselben Verfahren, wie es für 

 die Kollodiumsäcke angegeben wurde, sterilisiert. Nach dem Sterilisieren ent- 

 nimmt man aseptisch das in dem Schilfsack enthaltene Wasser und ersetzt es 

 durch die zu dialysierende Flüssigkeit. Die Dialyse erfolgt in derselben Weise, 

 wie bei Verwendung von Kollodium sacken. Falls man das Schilfsäckchen 

 zu Versuchen in vivo völlig verschließen will, wird es dicht unterhalb der 

 (Uasröhre mit Seide zugebunden, am oberen Ende außen mit Kollodium ge- 

 dichtet und ganz auf dieselbe Weise wie die Kollodiumsäcke zu dem 

 ähnlichen Zwecke behandelt. 



Die Schilfschläuche können nur zur Dialyse von kleinen Flüssigkeits- 

 mengen gebraucht werden. Nach FhiUppson sind sie für Glykogen, für 

 gerinnbare Proteine, für Heteroalbumosen, Trypsin und den gerinnungs- 

 hemmenden Bestandteil des Dlutegelextraktes nicht durchlässig, während 

 Pepsin in Spuren durchzutreten scheint. 



Die Zellulosesäcke des Handels (Leune in Paiis) besitzen dieselben 

 Eigenschaften betreffs der Dialyse wie die Schilfsilcke. 



Tim die Dichtigkeit der Schilf- und Zellulosesäcke vor ihrem (lebrauche 

 zu prüfen, empfiehlt de Waele^), in den vorher angefeuchteten Säcken eine 

 wässrigeV2oo — ^'sooVoifiG^I^^^hylviolett- oder (Tentianaviolettlösung einzugießen 

 und dann den Sack V* — 'A Stunde in einer Wasser enthaltenden breiten 

 Eprouvette zu lassen ; das Wasser der Eprouvette muß farblos bleiben. Dann 

 witscht man den Schilf- oder Zellulosesack gut aus. Falls er gefärbt 

 i)leibt, so bewirkt dies keinen Nachteil für seine dialysierenden Eigen- 

 schaften. 2) 



*) Gütige briefliche Mitteilung des Herrn Dr. de Wade (Gent). 



2) El, Met sehn ikojf, Sur la lutte des cellules de Forganisme contre l'iuvasion des 

 microbes. Ann. de Tlnst. Tasteur. T. 1. p. 321—336 (1887). — I'ofUjelski/, Contribution ä 

 Tetude de rimmunite vis-ä-vis du bacillus subtilis. Ibid. T. 12. p. 427 — 44(5 (18'.)8). — 

 JI. Conradi, Zur Frage der Toxinbildnng bei den Milzbrandbakterien. Zeitschr. f. Hyg. 

 u. Infektionskrankh. Bd. 31. S. 287— 31 (5 (18i)9). — /'. J'hihppson, Über die Verwend- 

 barkeit der Schilfschläuche zur Dialyse. Beitr. z. ehem. Physiol. u. Pathol. Bd. 1. 

 S. 80— 82 (1902). — H.DeWaele. Note sur rimmunite conferee par la nn-tliode des sacs 

 de cellulose et sur les produits microbiens dialysants. Zentralbl. f. Bakt.. Parasitenkunde 

 u. Infektionskrankh. 1. Abt. ürig. Bd. 42. S. 63(3-642 u. 760-770 (1906). 



