Vordauung: Methoden zur Untei'suchung der Verdauungsprodiikte. Igo 



Kautschukmembiaii. Man lälit don Überfluli durch den Hahn K^ ablaufen 

 und erhält auf diese Weise zwischen a und c* eine sehr dünne Flüssigkeits- 

 schicht bei sehr großer Dialysieroberfläche a. 



Um überall geschlossene Säckchen aus Amnionhäutchen zu bereiten, 

 legt man eine Amnionhaut über die Öffnung eines Röhrchens und schiebt 

 die Amnioshaut mit einem gläsernen Stabe in das liöhrchen; dann wird 

 es mit einem um das Röhrclien gelegten Faden befestigt. Darauf bringt 

 man das Röhrchen in eine Klemme und gießt das zu benutzende Material 

 durch einen Trichter hinein (Fig. 74). Schließlich wird das gefüllte Säckchen 

 mit einem Faden gebunden und der überflüssige Teil der Amnionhaut abge- 

 schnitten. Diese Säckchen können, wie die Kollodium-, Schilf- oder Zellulose- 

 säckchen, mit infektiösem Materiale als Inhalt in eine Körperhöhle gebracht 

 werden.») 



2. Spezielle Dialysierverf ahren zu künstlichen Verdauungs- 

 versuchen. 



Um die bei der natürlichen Verdauung vor sich gehenden Vorgänge 

 möglichst nachzuahmen, hat man besondere Dialysierapparate angewandt. 



Dialysator nach Kronecker. Die Abbildungen 75 und 76 zeigen 

 die von Kronecker vorgeschlagene Einrichtung, um die Verdauung einer 

 verhältnismäßig großen Menge von Nahrungsstoffen möglichst schnell zu 

 vollenden, die Produkte derselben mittelst Dialyse zu trennen und das 

 wirksame Ferment möglichst ungemindert zu erhalten. 



Dieser Apparat besteht aus dem eigentlichen Diffusionsapparat und 

 aus dem Verdauungsofen. Letzterer besteht aus einem zylindrischen Blech- 

 behälter i von 1 8 cm Höhe und 20 cm Durchmesser, w-elcher mit Wasser 

 gefüllt ist . dessen Temperatur der Wärmeregulator h konstant erhält 

 Ein Messinghahn g erleichtert die Entleerung des Topfes. Der Deckel hat 

 2 Öffnungen. In der zentralen, etwa 9'5 cm breiten Öffnung wird ein tu- 

 buliertes Glas e von 10 cm Höhe und 9 cm Durchmesser mittelst des auf 

 10 cm Weite ausgebogenen Randes festgehalten. Durch das andere enge 

 Loch reicht das Quecksilbergefäß des Regulators in das AVasserbad. 



Das Ausflußrohr mit dem Glashahne / ist im Tubulus des Glases 

 befestigt und durchsetzt mit Hilfe eines Korkes w^asserdicht die Hiüle des 

 Verdauungsofens. In dem Glase e hängt ein spitzwinkliger Trichter, dessen 

 Ausflußröhre abgeschnitten und dessen AVand 2 oh unter dem oberen Rande 

 von einer Anzahl pfenniggroßer Löcher (dj durchbohrt ist. In dem Trichter 

 liegt lose ein Faltenfilter aus Pergamentpapier, welches bis zum Rande 

 reicht. 



') B. P. van Calcar, Über die Konstitution des Dipbtheriegiftes, eine neue Me- 

 thode zum Nachweis der Toxone. Borl. klin. Wochenschr. Bd. 42. S. 1028—1031 (1904). 

 — Derselbe, Über Dialyse und einzelne ihrer Anwendungen. Ebenda. Bd. 42. S. 1368 

 bis 1372 (1905). — Derselbe. Dialyse. Eiweißchemie und Immunität. S. 11 ff. Leiden 

 und Leipzig 1908. 



