Verdauung: Metlnuloii zur liitcrsuchung der Vordaiuuigsprodukte. Is.") 



des Filters bloihcii. so liuiit der Inhalt solanf>e in Trichter und (xlas. bis 

 die Steigrohriüün(liiiii!('ii durch dasFlüssi<'keitsniveau gesperrt werden. Dann 

 wird durch den Druck der äu[')eren Luft, welche sich mit der im Flaschen- 

 raume enthaltenen nicht ausgleichen kann, die Flüssigkeit verhimlert, durch 

 das Ventilrohrchen auszutreten, bis das Niveau, durch irgend einen Umstand 

 zum Sinken gebracht. Luftblasen durch das Steigrohr dringen läßt. So 

 wird der Flüssigkeitsspiegel unter dem Trichterrande, an der Löcherreihe 

 konstant erhalten. Durch diese Löcher wird der Austausch der Flüssigkeit 

 innerhalb und aulierhall) des Trichters im Glase begünstigt. Während der 

 Diffusion findet ein lebhafter Kreislauf statt, indem die Flüssigkeit inner- 

 halb des Trichters wegen den aufgenommenen Verdauungsprodukten schwerer 

 als die außerhalb befindliche durch die untere Trichtermündung herabfällt 

 und dünnere Lösung durch die Löcherreihe eintreten läßt. Will man die 

 Flüssigkeitsmenge außerhalb des Filters gänzlich erneuern, so braucht man 

 nur durch den Ausflußhahn /" das Diffusat zu entleeren: es füllt sich dann 

 aus der il7(/no^^eschen Flasche das System mit verdünnter Salzsäure. P^in 

 durch die Mariottesche Flasche in den Trichter hineinragender Thermo- 

 meter gestattet die Beaufsichtigung des Verdauungsraumes. 



Will man das Wasser außerhalb des Dialysators oft wechseln, so muß 

 man dafür sorgen, daß der verbrauchte Wasservorrat in der J/ario ff eschen 

 Flasche jederzeit ersetzt Averden kann. Dazu stöpselt man in den Hals der 

 Flasche statt des Thermometers einen Trichter, dessen Trichterrohr von 

 oben her durch einen in Kautschukrohr gehüllten Glasstab luftdicht schließt. 

 Ist die Flasche leer und im Diffusionsglase der Wasserspiegel etwas ge- 

 sunken, so lüftet man den Glasstabstöpsel und füllt die Flasche durch den 

 Trichter in wenigen Sekunden, ^lan braucht nur darauf zu achten, daß 

 der EinfüUtrichter gestöpselt wird. l)evor die Flüssigkeit sich dem Filter- 

 rande so nahe gehoben hat. daß sie über denselben hinweg zu dem Diffun- 

 date zu steigen droht. M 



Dialysator nach Sheridan Lea. Im Kroneckerschen Apparate 

 können zwar die durch Pergamentpapier dialysierbaren \'erdauungsprodukte 

 entweichen, aber die unaufhörlich beim lebenden Tiere vor sich gehenden 

 Bewegungen des Magens und der Gedärme werden keineswegs nachge- 

 ahmt. L'm dies zu erreichen, bedient sich ^-1. Sheridan Lea des in 

 Fig. TT abgebüdeten Apparates. Dieser besteht aus einem zyhndrischen Ge- 

 fäße .1 von 65 cni Höhe und ca. 15 cm Durchmesser, welches mit 3 Öffnun- 

 gen B, C, D versehen ist und aus einem mit AVasser gefüllten Kupfer- 

 behälter E, in welchem sich eine Schlangenröhre G befindet, die durch 

 die Öffnung C mit dem Gefäße A in Verbindung steht. Durch diese 

 Schlangenröhre kann man einen Wasserstrom von F über H und C nach 

 dem Gefäße A fließen lassen. Das Wasser füUt das Gefäß A bis zur Höhe 



^) Hitffo Kronecker, Ein Yerdauungsofeu mit Diffusionsapparat. Beitr. z. Auat. u. 

 Physiol. Festgabe für Karl Ludicig. S. 130—133. Leipzig 1874. — G. Wolffhttgel, Über 

 Pepsin und Fibrinverdauung ohne Pepsin. Pßügers Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 7. S. 188 

 bis 200 (1873). 



