Intorinediärcr Stoffwechsel: Fraktionierung von Organen etc. 



ao7 



schlossenen Form sehr rasch dialysieron lälit. Die Prüfung auf Dichtigkeit 

 erfordoit einen kleinen Kunstgriff, weil das Material so dünn ist, daß beim 

 Anfüllen mit Wasser infolge des starken Druckes nach einiger Zeit auch 

 aus dichten Schläuchen an einzelnen dünneren Stellen Wasser heraus zu 

 sickern beginnt. IJei dieser gewöhnlichen Art der Prüfung findet man nur 

 selten ein brauchbares Stück. Da die Schläuche aber während der Dialyse 

 keinen Druck auszuhalten haben, nehme ich die Prüfung so vor, daLi die 

 in Wasser eintauchenden Schläuche mit Lackmuslösung gefüllt werden und 

 längere Zeit sich seihst überlassen bleiben. An wirklich undichten Stellen 

 tritt der kolloide Farbstoff heraus und die Färbung der Außenflüssigkeit 

 zeigt die Plnbrauch barkeit des Stückes an. Auf diese Weise geprüft, zeigen 

 sich unter den besseren Sorten die meisten Stücke brauchbar. Der Ptaum- 



Fig. 90. 



inhalt der Schläuche beträgt bis AOO cnt\ Um mit möglichst wenig Flüssig- 

 keit auszukommen, den Fortgang der Dialyse bequem beurteilen zu können 

 und auch die Verarbeitung der Dialysationsflüssigkeit zu erleichtern, werden 

 die Glaszylinder, in welchen die Schläuche bis auf den Boden tauchen, 

 so eng gewählt, daß diese eben Platz haben, ohne die Wände zu berühren; 

 hierdurch wird die Außenflüssigkeit auf etwa Ys <les Volumens des Schlauch- 

 inhaltes reduziert und ihr Wechsel erfolgt auch bei langsamem Zuflüsse 

 relativ rasch. Der Abfluß wird durch eine dreimal U-förmig gebogene 

 •Röhre, die bis an den Boden des Zyhnders reicht, so geregelt, daß immer 

 genau soviel Flüssigkeit vom Boden des Zyhnders abläuft, als oben zu- 

 'fließt (vgl. Fig. 90). Das fi'eie Ende des Abflußrohres läßt sich durch An- 

 setzen von Schlauchstücken beliebig verlängern, so daß das Flüssigkeits- 

 niveau im Zylinder reguliert werden kann. Die Geschwindigkeit des Zuflusses 



20* 



