Intcniicdiärcr Stoffwechsel: Die künstliche Diirclihlutuiig etc. ;-J27 



iils die Flüssigkeit in einer untergestellten Schale aufzusammeln. Bei der 

 Lunge tritt duich verdünntes I)Iut schnell, durch defibriniertes unver- 

 dünntes aber auch nach 1 — 2 Stunden Ödem ein. Auch für die Extremi- 

 täten sowie die Niere darf nicht zu stark mit jBm^erlösung verdünntes 

 Blut benutzt werden, da sonst allzu schnell Ödem und Versagen des 

 Stromes erfolgt. Diese Durchlässigkeit tritt schneller auf, wenn die Ar- 

 terialisierung nicht ausreichend ist. 



Die T^ntersMchungen von Lanrjendorff' und seinen Schülern sowie 

 von Locke haben gezeigt, daß folgende Zusammensetzung für die Organe 

 von Warmblütern, insbesondere das Herz, am geeignetsten ist: 



0-8Vo NaCl oder: 0-9o/o NaCl 



0-01 Vo Ca Gl, 0-024 Vo CaCl.^ 



O-OOTöVo KCl 0-042»/o KCl 



0-01 Vo XaHCOj 0-01— 0-03Vo NaHCO., eventuell 



mit O'f/o Traubenzucker. 



Manche Autoren empfehlen, der Äm^erschen Lösung Blutserum im 

 Verhältnis 2 : 100 hinzuzufügen. 



Prinzip der Durchspülungsapparate. 



Man wünscht ein System zu konstruieren, in dem bei Verbrauch von 

 möglichst wenig Spülflüssigkeit eine der normalen Blutstrorageschwiudig- 

 keit möglichst entsprechende Zirkulation ohne Verlust bei gut regulier- 

 barem Druck ohne Unterbrechung fortdauernd stattfindet. Um Flüssigkeit 

 zu sparen, müssen daher die Verbindungsröhren so kurz wie möglich sein, 

 und die als Druckgefäß dienende, in einer gewissen Höhe angebrachte 

 Flasche mit konstantem Niveau (Mariotte^oh^ Flasche als Blutreservoir) 

 respektive die .den Druck liefernde mit komprimiertem Sauerstoff gefüllte 

 Bombe leicht zu handhabende Hähne besitzen. Wenn man länger dauernde 

 Durchspülungen ausführt sowie beim Intakterhalten des Herzens und der 

 Gefäße des Warmblüters, soll die Berührung der Durchspülungsflüssigkeit, 

 besonders des Blutes, mit Kautschuk, Metallteilen oder Korkstopfen ver- 

 mieden werden und nur ausgekochte Gummistopfen, Glas oder Porzellan zur 

 Anwendung kommen. Die Verbindungsstücke schließen Glas an Glas. 



Der bei niederer Temperatur langsamer, bei r>7" sehr merkUch 

 eintretende Sauerstoff verbrauch im Organ (besonders stark in muskulösen 

 Organen und der Niere) muß durch reichliche Arterialisierung der aus- 

 fließenden Lösung ausgeglichen werden. Bei Salzlösungen, in denen sich 

 nur wenig Sauerstoff, zumal bei )W, löst, ist das nur in sehr beschränktem 

 Maße durchführbar. Vielleicht beruht gerade darin der Vorzug, den 

 Blutzusatz zur Ringerlösung vor reiner Salzlösung besitzt, daß der Blut- 

 farbstoff so viel mehr Sauerstoff locker zu binden vermag. Der Sauerstoff 

 muß bei geschlossenem System, in dem die venöse Flüssigkeit zum Anfangs- 

 punkt zurückfließt und wieder verwendet wird, eine möghchst hohe Schicht 

 passieren, also von unten einströmen. Dabei schäumt das Blut stark auf. 



