^2S 



Franz Müllor. 



Der Hlutkolbon muli infoliredesseii ziemlich erhebliche Dimensionen besitzen 

 und mit einem Sicherheitsiiefäl.i, einer oder zwei Vorlagen zum Auffan»en 

 des ISchaumes verbunden sein, wenn man nicht die Arterialisierunii aulJer- 

 halb des Apparates durch Schütteln vornimmt, ^lan empfiehlt auch. Uims- 

 steinstückchen auf die Blutoberfläche zu bringen, um das Schäumen zu 



verhindern; das gelingt aber bei starkem 

 Sauerstoffstrom nur in geringem MaUe. 



Besondere Vorsicht ist darauf zu ver- 

 wenden, dal'i keine Luftblasen in die Arterien 

 gelangen. Man bringt daher hinter dem (ie- 

 rinnselfänger direkt vor der Arterie einen 

 Luftfänger an in Gestalt eines Seitenrohres 

 mit Erweiterung, das senkrecht nach oben 

 steht und durch das die angesammelte Luft 

 leicht nach außen herausgepreßt wird. Sehr 

 zw(H'kmäßig sind Arterienkanülen, wie Brodic 

 sie verwendet, von der folgenden P'orm (Fig. 91): 



Bei 1 tritt die Flüssigkeit ein, 2 ist der Seitenauslaß mit Gummi- 

 schlauch und Quetschhahn zum Luftansammeln und -Ablassen. ;> eine birn- 



förmige Erweiterung, 4 

 die eigenthche Kanüle 

 mit abgeschrägter, ge- 

 rundeter. Spitze. Will 

 man die Wirkung von 

 (iiften studieren, so sind 

 diese in die arterielle 

 Bahn kui'z vor Eintritt 

 "iix die Arterie zu inji- 

 zieren, damit man die 

 Giftkonzentration und 

 den Moment des Ein- 

 tretens in das Organ 

 genügend scharf beur- 

 teilen kann, etwa bei 2 

 in der Kanüle (Fig. 91). 

 Meist wird es sich 

 empfehlen, das Organ 

 in einem Wärmekasten 

 bei konstanter Tempe- 

 ratur zu halten. Auf 

 jeden Fall ist aber Sorge 

 zu tragen, daß die Durchspülungsflüssigkeit ixüm Eintritt in das Organ 

 konstante Temperatur besitzt, die sich auch bei starkem Wechsel der 

 Stromgeschwindigkeit um nicht mehr als einige Zehntelgrade (beim Herzen 

 nur Ol") ändert. Man erzielt das dadurch, daß man vor der Arterie ein 



Fig. 92. 



