Intermediärer Stoffwechsel: Die künstliche Durchlilutung etc. ;-J29 



Schlangonrohr in ciiu'in Wasserbad von konstanter Temperatur einschaltet 

 und die Temperatur durch ein Thermometer direkt vor Eintritt des Blutes 

 in die Arterie kontrolliert, und zwar so, dal'» die Thermometerkutrel auch 

 wirklich vom Strom umspült wird (siehe Langendortts Anschlui'ikanüle aus 

 Metall. Fiti. '.)2). 



Endlich hat sich herausjrestellt. dall l)urclispülun«:en sehr viel besser 

 bei rhythmischem Einlauf als bei kontinuierlichem Strom vonstatten 

 gehen. Daher verwendet man nur noch in bestimmten Fallen die ur- 

 sprün'^diche. einfachste Einrichtun"^, bei der das Blut aus einer hoch über 

 dem Organ hängenden J/ario^^eschen Flasche dauernd zufheßt, sondern 

 schaltet in das System Drucksaugpumpen in verschiedenster Form ein (siehe 

 die Spezialapparatej. Mau muH bei der I)ruckregulierung darauf halten, daß 

 der Druck zu Beginn des Versuches nicht gar zu hoch ist, da sonst leicht 

 sofort vollkommener Verschluß der arteriellen Bahn eintritt. Es empfiehlt 

 sich, für das Frosch herz den Druck bis etwa \b cm Wasser, für das 

 Säugetierherz bis etwa 30 wm Hg, bei der Leber bis 85 — 40w?m Hg (Blut- 

 strom etwa 80cw3 pro Minute), bei der Niere, dem Darm, der Mibe 

 bis 40 — 60 mm Hg. bei den Extremitäten bis 80 — 120 w?m Hg allmählich 

 ansteigen zu lassen und so zu erhalten. 



Die einzelnen Apparate. 



1. Froschherzapparate. ^ ) 



uj Nach Williams-Dreser.^) Besonders für pharmakologische Zwecke 

 ist im Schmiedebergschen Institut von Williams ein einfacher Apparat zur 

 Durchspülung des aus dem Körper entfernten Froschherzens mit Blut oder 

 lüngerlösuug konstruiert worden. Er besteht aus zwei je etwa 20 cm^ 

 fassenden Glasgefäßen, die etwa 20cm über dem Herzen stehen, unten 

 eng zulaufen und jederseits zu einem ^'entil führen. 



Die Ventile (Fig. 9o) bestehen aus einem weiteren, sich unten verengen- 

 den Rohr, in dem ein etwas engeres, sich stark verjüngendes und am 

 Ende geschlossenes Rohr durch Schliff wasserdicht feststeckt. Dieses innere 

 Rohr hat einen Schütz, den man mit Goldschlägerhaut (Schafmesenterium, 

 Fischblase) locker verschUeßt. Der Darm wird ober- und unterhalb des 

 Schlitzes durch Ligaturen befestigt. In den neueren Apparaten sind die 

 Ventile durch Glaskugeln gebildet. Sie werden so geschaltet, daß sie auf 

 der einen Seite nur nach dem Herzen hin. auf der anderen nur vom Herzen 

 weg den Durchgang der Flüssigkeit gestatten. Sie stehen beide unten durch 

 ein Y- förmiges Metallrohr, an dem die in die Aorta einzuführende, etwas 



*) Näheres siehe hei Langendorfi', Ergebnisse der Physiologie von Asher-Spiro. 

 I. 2. Abtlg. 8.275(1902). 



^) Williams, Über die Ursachen der Blutdrucksteigerung bei der Digitalinwir- 

 kunir. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 13. S. 11 (1877). — Perics, Beiträge zur Kenntnis 

 der Wirkung des Solauius. Ebenda. Bd. 26. S. 95 (1890). — Dreser, Über Herzarbeit 

 und Herzgifte. Ebenda. Bd. 24. 8.223(1888). 



