336 



Franz Müller. 



Zug aussicübt, der zu starke xVufannsspannungen tler beiden Membranen 

 verhindert. Die elastischen Fäden wirken also wie eine Feder, die sich der 

 Ilervorwölbung der Kapselmembranen widersetzt. Es ist leicht einzusehen, 

 dal) dadurch die Exkursionst'ähigkeit der letzteren beträchtlich gestei- 

 gert wird. 



Die Aufnahmekapsel (deren hintere Membran in der Abl)ildung 97 nicht 

 sichtbar ist) ist auf dem Stahlprisma nn grob verstellbar und läßt sich 

 durch die ^'orrichtung /•, die der Feinstellung des Mikroskops nachgebildet 

 ist, auch mikrometrisch einstellen: durch ein die Miki'ometervorrichtung 



Fig. 98. 



durchsetzendes Abzugsrohr steht sie mit dem zur Schreibkapsel ziehenden 

 Schlauche m in Verbindung. 



Alle Flaschen, Leitungen usw. sitzen in einem Wärmekasteu mit 

 Thermoregulator (Fig. 96), der zwei Abteilungen enthält (vgl Fig. 98). Die 

 hintere, mit Wasser gefüllte ist für die lUutflaschen A und ^1^ nebst 

 Schlauchverl)indungen, ein kleiner vorderer Luftraum für die Anschlußkanüle 

 nebst Herz. Die vordere Kammer wird vorne durch einen dicken Glas- 

 schieber abgeschlossen und besitzt unten eine Öffnung, durch die der Faden 

 von y zu der Rolle h führt und außerdem das Blut aus dem Herzen in eine 

 darunterstehende Schale abtropft. 



