Intermediärer Stoffwechsel: Dio künstliche Durchblutung etc. 339 



r. Frey und Gruber ') hul)en zur besseren Arterialisierun<r als in der älteren 

 Anordnung eine soj^enannte künstliche Lunge, d. h. einen Glaszylinder, in 

 dem (las Blut in dünner Schicht an einem Innenzyhnder herabläuft und 

 mit Sauerstoff fiesättigt wird. hinzupef(i<2t. 



aj Apparat von JacobJ. 



In Anlehnung an diese Einrichtung konstruierte dann Jacobj seinen 

 Durclihlutungsapparat, der wohl für viele Zwecke das Vollkommenste dar- 

 stellt was wir zurzeit besitzen, wenn man auch nicht leugnen kann, daß 

 die verwendete Blutmenge immer noch ziemlich erheblich ist (800 o« 3), 

 daß man bei Hunden das Blut also verdünnen muß und dadurch die 

 Möglichkeit der Ausdehnung der Versuche über mehr als etwa 4 Stunden 

 aufgibt (Ödembildung!), selbst wenn man die Tiere nach dem Verbluten 

 eventuell mit hirudinhaltiger Kochsalzlösung ausspült, daß ferner die ganze 

 Anordnung große Kosten, sehr erhebliche Einübung sowie gute Assistenz 

 verlangt. JacobJ hat seine ursprüngUche Anordnung verbessert und in dieser 

 Form soll der Apparat jetzt nach dem Original ziemlich wortgetreu be- 

 schrieben-) werden (Fig. 101): 



Der Apparat besteht aus zwei Hälften, von denen die eine den Blut- 

 strom in dem zu durchströmenden Organ unterhält, die andere den kleinen 

 Kreislauf nachahmt, in den das Blut durch eine künstlich geatmete natür- 

 liche Lunge geleitet wird. 



Jede Hälfte des Apparates kann, wie man aus der Zeichnung 

 Fig. 101 sieht, einen in sich abgeschlossenen Kreislauf darstellen. Beiden 

 Kreisen gemeinsam ist der doppelläufige Doppelhahn H, wie ihn Fig. 101 a 

 und b im horizontalen Querschnitt zeigt. Der Hahn ist aus Messing her- 

 gestellt. Er besteht aus einem würfelförmigen Mantel, der je zwei zu- 

 führende und zwei abführende Röhren trägt, welche in einer horizontalen, 

 durch die Achse des Hahnes gehenden Ebene liegen. In diesem Mantel 

 bewegt sich der Kern des Hahnes, der zwei Bohrungspaare besitzt. Das 

 eine Bohrungspaar durchsetzt den Kern derart, daß die beiden Bohrungen 

 miteinander parallellaufend bei Einstellung ihrer Öffnungen auf diejenigen 

 des Mantels die geradlinig gegenüberliegenden Bohren des Mantels mit- 

 einander verbinden und dementsprechend das durch das rechte Zuleitungs- 

 rohr tretende Blut zur rechtseitigen, das durch das linke Zuleitungsrohr 

 eintretende zur linkseitigen Abflußröhre führen, so daß beide Ströme also 

 parallel gerichtet den Hahn passieren. \\\e die Fig. 101 rt veranschauhcht. 



Bei dieser Stellung ,des Hahnes bildet das Rohrsystem jeder Hälfte 

 des Apparates einen in sich abgeschlossenen Kreis. Li einer mit der 

 Ebene der eben beschriebenen Bohrungen des Hahnkanals einen rechten 



•) V. Frey und Gruber, Untersuchungen über den Stoffwechsel isolierter Organe. 

 Du Bois' Archiv, S. 519 (1885) und c. Frey, Versuche über den Stoffwechsel des 

 Muskels. S. 533 (1885). 



^) C. Jacobj, Ein Beitrag zur Technik der künstlichen Durchblutung überleben- 

 der Organe. Arch. f. exper. Path. Bd. 36. S. 330 (1895). 



22* 



