Intermediärer Stoffwechsel: Die küiistliclic Durchblutung etc. 341 



dal» hei Einstellung" ihrer vier Öffnunjiren auf die des Mantels durch Dre- 

 hnn<jr des Hahnes um 90° das Blut des rechten Zuflußrohres nach dem 

 linken Abflußrohr, das des linken Zuflußrohi-es aber zum rechten Abfluß- 

 rohre geleitet wird, sich al.so bei dieser Stellunrr die Ströme im Hahukerne 

 kreuzen, wie die Fig. 101 h veranschaulicht. 



Hei der letzteren Stellung des Hahnes werden die beiden Hälften 

 des Apparates demnach in der auf Fig. 101 angedeuteten Weise miteinander 

 so verbunden, daß das Blut in einem großen Kreise sowohl die Lunge als 

 das Urgan passiert. 



Entsprechend den beiden Herzen im Organismus des Warmblüters, 

 welche den großen und kleinen Kreislauf mit Blut versorgen, haben 

 wir auch in dem Apparate (vgl. Fig. 101) zwei mit den stromrichtenden 

 Ventilen b^, K, b^, 6^ versehene' Herzpumpen a, und a,^ welche abwechselnd 

 von der Wippe A zusammengepreßt werden; die Wippe wird mittelst einer 

 mit einem Motor verbundenen Exzenterscheibe Z auf- und niederbewegt. 



Es entspricht a^ dem linken, a^ dem rechten Herzen (venös schwarz, 

 arteriell hell). Die Herzpumpen saugen das Blut durch die Ventile i, und 

 &3 an, um dassell)e durch die Ventile b^ und h^ den in einem Gefäß mit 

 Wasser von etwa 40" befindlichen Wärmespiralen B^ und B^ zuzutreiben. 

 Am Ende dieser Spiralen befinden sich die Blasenfänger d^ und c/a, welche 

 in dem Blut befindliche Luftlilasen zurückhalten und zu entfernen erlauben. 

 Der von der Luft völlig befreite Blutstrom, dessen Druck und Temperatur 

 an den INLanometern m,^ und /?^2 und den Thermometern U und tr, abge- 

 lesen werden kann, tritt nun linker Hand in das zu durchströmende Organ, 

 rechter Hand in die Lunge, beide Teile befinden sich in den Rezipienten 

 E^ und £", in einer auf Körpertemperatur erhaltenen, mit Wasserdampf 

 gesättigten Atmosphäre auf entsprechenden tellerförmigen Unterlagen, in 

 welchen sich das Blut bei eventuell eintretender Blutung der Organe 

 sammelt, so daß es wieder in die Zirkulation zurückgebracht werden 

 kann. Aus den Venen der Organe tritt das Blut beiderseits in die Meß- 

 gefäße Dl und /),, Zylinder mit unterem weiten Hahn und Kugelansatz, 

 bei dem Ober- und Unterteil noch eine seitliche Verbindung haben, so 

 daß auch nach Verschluß des Hahnes keine Druckänderung bei Füllung 

 des Zylinders eintritt. 



Diese Meßgefäße können durch die alsbald eingehender zu schildernde 

 ., Zirkulationswage" ersetzt werden, welche die sie durchströmende Blut- 

 menge unter völligem Abschluß der Luft fortlaufend genau zu registrieren 

 erlaubt. Aus den ^leßapparaten wird das Blut durch die den Xulldruck 

 in den Venen konstant erhaltenden Ventile /j und L'^) \neder von den 

 Herzen a^ und a., abgesaugt. In jedem Stromkreis ist je eine Xeben- 

 schließuug eingeschaltet, welche von den Luftfängeru d^ und d^ abzweigend 

 und vor den Ventilen /, und /, mündend, durch Öffnen oder Schließen 



') Vgl.: C. Jacohj , Über das Fuuktionsvennögen der künstlich durchbluteten 

 Niere. Arch. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 29. S. 27 (1891). 



