;j^2 Franz Müller. 



der Kk'iJiiiK.! :j und 4 erlaubt, den Überschuß des durch die Ventile b^ 

 und ^4 den Organen zugetriebenen Blutes unter Umgehung der Organe 

 zu dem entsprechenden Herzen durch die Ventile Z», und 63 wieder zurückzu- 

 führen und so eine Stauung des Blutes vor und in den Organen zu 

 verhüten. In diese Nebenschließungen, und zwar unmittelbar hinter den 

 Luftfängern, sind zwei elastische (lummiballons C^ und C.^ mit nicht allzu 

 dicker Wand eingeschaltet. Dieselben haben in zusammengefallenem Zu- 

 stande einen Durchmesser von 4 — 5 cm und sind mit einem Fadennetz 

 überspannt, welches sie bei übermäßiger Steigerung des Blutdruckes vor 

 einer Zerreißung schützt. 1) Diese Ballons dienen in dem sonst zum 

 größten Teile aus Glasröhren bestehenden starren Rohrsysteme als elastische 

 Teile. ents])rechend der elastischen AVand des natürlichen Arteriensystems, 

 gleichzeitig dienen sie aber auch als Reservoire, welche ein zu plötzliches 

 Ansteigen und Abfallen des Druckes in den Arterien der Organe verhüten. 

 Die zwischen den eigentlichen Luftfängern und diesen Ballons angelegten 

 Klemmen 1 und '2 ermöglichen die elastische Wirkung des Ballons zu 

 regulieren und durch Öffnen und Schließen nach Belieben einen häi-teren 

 oder weicheren Puls mit größerer oder kleinerer Druckschwankuug herzu- 

 stellen. Da man auch die bei der einzelnen Kompression von den Herz- 

 l)allons ausgeworfenen Blutmengen durch das Verschieben der Ballons 

 (ly und ö., unter der Herzwippe und ebenso den Blutdruck durch die 

 Menge des in das System aus dem Reservoir F angesaugten Blutes zu 

 variieren vermag, so ist man in der Lage, jede beüebige Art des Pulses 

 bei beliebigem Blutdruck künstlich zu erzeugen. 



Füllung des Apparates. 



Bei der Füllung des Apparates verfährt man in folgender Weise: 

 Die in den Rezipienten ^j und Eo endenden, das Blut den Organen 

 später zuführenden und abführenden beiden Schlauchenden werden je 

 durch ein (Uasröhrchen, welches zunächst die Stelle des Organs einnimmt, 

 miteinander verbunden, darauf werden bei Parallelstellung des Hahnes H 

 (Fig. 101) die Klemmen IG und 3 — 8^ die Hähne an den Meßgefäßen und 

 Klemmen 11 und 12 geschlossen, die Klemmen 13, 14, 1, 2, 9, 10, 15 und 1/ 

 dagegen geöffnet; unter die Ausflußöffnung bei U wird ein Glas für 

 das dort austretende Blut gestellt. Die nun in Bewegung gesetzte 

 Wippe A läßt die Ballons a, und a., aus dem Reservoir F das Blut 

 ansaugen und füllt die beiden Rolirsysteme und die Maßzylinder mit Blut. 

 Dabei gibt man durch zeitweiliges Öffnen der Klemmen 5 und ß der 

 Luft Gelegenheit, aus den Luftfängern und Ballons Cj und C^ zu entweichen. 

 Tritt das Blut bei 15 und 17 wieder aus, so schlielU man diese Klemmen 

 und öffnet gleichzeitig die Klemmen 11 und 12, worauf das Blut zu 

 zirkuMeren beginnt. Jetzt werden die Klemmen 9 und 10 so weit ge- 



*) Man bringt diese Ballons zweckmäßig so an, daß sie senkrecht hängen, damit 

 die sich in ihnen ansammelnde Luft durch die Klemme .5 und 6' leicht entweichen und 

 aus der Zirkulation entfernt werden kann. 



