liitermodiarcr Stoffwcchsol: Die künstlielie Diirclibliitmig etc. 343 



schlössen, daß nur noch ein schwacher Strom hindurchtritt, wobei der 

 Druck an den Manometern rwj und m., entsprechend der aus dem Reservoir F 

 an<iesaunten Ulutmenge steilst. Das in dem oberen Teil der MaD.uefäße 

 befindüchc Blut läßt man imn durch Öffnen der an den Maßgefäßen 

 befindlichen Hähne in die kleinen unteren Reservoire eintreten, so daß 

 diese bei späteren Messungen, sofern nicht die Zirkulationswage ein- 

 geschaltet werden soll, sich nie ganz entleeren können. 



Ist der Druck an den Manometern m^ und m^ auf etwa 60 — 80 mm 

 gestiegen, so schließt man IS und 14 und läßt dui'ch kurzes Öffnen der 

 Klemmen 7 und 8 das Blut in die Manometer eintreten. Bei entsprechender 

 Lagerung der Ballons a^ und «., und ihrer Ventile gehngt es leicht, alle 

 noch im Apparat befindliche Luft den Luftfängern d^ und d^ zuzutreiben, 

 von wo aus man sie durch die Ballons C\ und Co aus den Klemmen 

 5 und 6 entweichen läßt. Ist das ganze Rohrsystem bis auf den in den 

 Maßgefäßen nötigen Luftraum in der beschriebenen Weise sorgfältig von 

 Luft befreit, wobei der Druck wieder herabsinkt, so öffnet man zunächst 

 die Klemme 13 wieder und läßt aus dem Reservoir F noch so viel Blut 

 ansaugen, bis der Druck am Manometer m^ 100 — 120 mm beträgt, dann 

 schließt man dieselbe und läßt durch Öffnen von Klemme 14 den Druck 

 in der rechten Hälfte des Apparates so weit steigen, daß das Manometer m^ 

 20 — 30 Wim zeigt. Der Apparat, in dessen beiden Teilen das Blut einst- 

 weilen noch getrennt und unter den angegebenen Druckverhältnissen zir- 

 kuliert, ist nun zur Aufnahme der Organe bereit. 



Beim Einsetzen der Organe beginnt man mit der Lunge, in deren 

 Arterie, Vene und Trachea vorher je eine Kanüle gut eingebunden ist. 

 Sie \\ird in den rechten Kreislauf, dessen Druck, wie erwiihnt, nicht über 

 30 mm betragen darf, eingeschaltet. Zu diesem Zweck schließt man zunächst 

 die Klemme 10 und öffnet Klemme 4 so weit, daß das Blut durch die 

 Xebenschließung ungestört wieder zirkulieren kann. Das an Stelle des 

 Organs interimistisch eingeschaltete Röhrchen wird sodann entfernt, und 

 an die mit Blut gefüllte Arterienkanüle der Lunge der das Blut zuführende 

 Schlauch unter Vermeidung von Lufteintritt angesetzt, die Klemme 10 

 langsam geöffnet, Klemme 4 dahingegen wieder ganz. Klemme 2 aber so 

 weit geschlossen, daß das Manometer m, einen Druck von 20 mm mit 

 einer Pulsschwankung von 10 mm Hg zeigt 



Es tritt nun das Blut in die Lunge ein und füllt deren Gefäße. 

 Sobald das Blut aus der Venenkanüle zu treten beginnt, wird diese mit 

 dem zum Maßgefäß führenden Schlauche verbunden, so daß das aus der 

 Vene abfließende Blut vom Herzen «., wieder angesaugt werden kann. 

 Da beim Füllen der Gefäße der Lunge der Blutdruck meist stark absinkt, 

 so muß nun durch Öffnen von Klemme 14 für Zufuhr neuen Blutes gesorgt 

 werden, doch ist stets darauf zu achten, daß der Blutdruck nicht über 

 'dO mm steigt, da es sonst leicht zu Hämorrhagieu in der Lunge kommt. 

 Jetzt wird die Trachealkanüle mit der für die künstliche Atmung bestimmten 

 A'orrichtunir durch das Rohr i? in Verbindung iresetzt. Man kann sich 



