344 



Franz Müller. 



zur Herstellung der künstlichen Atmung der Lunge eines Münckeschen 

 Trommelgebläses bedienen, in dessen Luftstrom ein Miescherscher Atem- 

 schieber eiugeschaltet wird, welcher durch L'nterbrechung der Zufuhr von 

 komprimierter Luft die Lunge in beliebigen Zeitintervallen abwechselnd 

 aufbläst und ihr dann unter Entweichen der Luft durch die Klemme 15 

 wieder zusammenzufallen gestattet. Die Stärke der Lufteintreibung wird in 

 diesem Falle durch die an dem T-Piohr befindliche Klemme iö. wie bei 

 der gewöhnlichen künstlichen Atmung reguliert, und' es ist zweckmäliig, 

 bei dieser Art der Atmung die Lunge zwar ergiebig, aber doch nicht 

 ad maximum aufzublasen und die exspiratorischen Pausen so einzurichten, 

 daß die Lunge Zeit hat. wieder so weit zusammenzufallen, daß einerseits 

 ein ergiebiger Luftwechsel, andrerseits aber keine Cberdehnung derselben 

 stattfindet. "Während der Atmung nimmt bei ihrer p]ntfaltung die Limge meist 

 weiteres Blut auf. so daß eine neue Zufulu' aus dem Reservoir nötig wird. 

 An Stelle dieser die Lungen leicht etwas schädigenden Lufteiublasung 

 kann man eine der natürlichen Atmung ähnliche ^'entilierung der Lunge 



treten lassen. liei welcher die Luft wie im Rrust- 

 raume des lebenden Tieres unter negativem 

 Dnick einströmt, wenn man folgendermaßen ver- 

 fährt: ^L1n bringt die Lunge in eine Schale, 

 väe sie Fig. 104 £0 zeigt, deren aufgeschliffener 

 Deckel einen luftdichten Verschluß erlaubt, und 

 bei welcher die das Blut führenden Leitungs- 

 röhren ebenso wie das die Trachealkanüle mit 

 der äußeren Luft verbindende und endlich das 

 in das Wasser der Schale eintauchende weite 

 Rohr F luftdicht eingesetzt sind. 



Man verbindet dann dieses letztgenannte 

 Rohr P mit einer ventillosen Pumpe (Fig. 102 ), 

 \\elche bei der Auf- und Niederbewegung ihres 

 Stempels abwechselnd Wasser aus der Schale an- 

 Kig. 102. saugt und wieder in dieselbe zurücktreibt. Beim 



Ansaugen des Wassers ^^^rd ein negativer Druck 

 in der Schale entstehen, welcher zur Folge hat. daß durch das mit der 

 Trachea verbundene Rohr von außen Luft in die Lunge einströmt und die- 

 selbe entfaltet. Wird dann nach dieser Inspiration das Wasser wieder in die 

 Schale zunickgetrieben, so wird durch die nun in derselben eintretende 

 Verminderung des negativen Druckes die Luft aus der Lunge verdrängt 

 und unter Kollabieren der Lunge wird es zu einer Exspiration derselben 

 kommen. 



Die Pumpe kann man von dem gleichen Motor treiben lassen, welcher 

 die Herzwippe bewegt. Ist ihr Stempel mit der seine Auf- und Xieder- 

 bewegung bewirkenden Exzeuterscheibe so verbunden, daß seine Exkursion 

 variiert werden kann, so ist man auch in der Lage, die Größe der Atem- 

 züge nach Belieben zu variieren. Zweckmäßig wii'd es sein, zunächst die 



