Intermediärer Stoffwechsel: Die kiinstlirhc Durchblutung etc. ;)51 



zuhelfen . wurden unter den Wagschalen die l)eiden Federn F (Fi g:. 106) 

 angebracht . auf welche der Führungsstab der Wagschalen beim Nieder- 

 sinken stcißt. Diese Federn bilden einen weiteren Widerstand, der je nach 

 der Stärke der benutzten Federn un(J nach der variierbaren Länge der- 

 selben beliebig vergrößert oder verringert werden kann. Hierdurch wird 

 es möglich . die Wage so einzustellen . daü die Umschaltung des Stromes 

 jedesmal bei einer ganz bestimmten Menge des eingeflossenen Blutes ein- 

 tritt, und damit ist die Möglichkeit einer Messung gegeben. 



Da die Zahl der ausgeführten Umdrehungen der die ovalen Scheiben 

 tragenden Achse durch Übertragung auf ein Zeigerwerk dort abgelesen 

 werden kann, so ist ohne Schwierigkeit die Menge des durch den Apparat 

 geflossenen Blutes am Schlüsse eines Versuches zu bestimmen. Man braucht 

 nur die Zahl der ausgeführten Vierteldrehungen mit der jeder Umschaltung 

 entsprechenden Blutmenge zu multiplizieren. Es erlaubt aber die Anord- 

 nung auch, die Stromgeschwindigkeit graphisch darzustellen und ihre Ver- 

 änderungen hierdurch genau zu kontrollieren. Zu diesem Zwecke schaltet 

 man in den Stromkreis, welcher den Elektromagneten versorgt, noch ein 

 elektrisches Signal ein, dessen Feder die jedesmaligen Umschaltungen 

 neben einer die Zeit markierenden Schreib Vorrichtung auf den laufenden 

 Papierstreifen eines Liidivifj^dwn. Tvvmographion markiert. Da sich femer 

 an dem gleichen Kymographion die Blutdruck- und Pulskurve mittelst 

 eines Manometers auftragen läßt, so ist Gelegenheit geboten, bei der 

 künstlichen Durchblutung die Abhängigkeit der Stromgeschwindigkeit von 

 dem Blutdruck und der Art der Pulsschwankungen in objektiver Weise 

 darzustellen. Da die Zirkulationswage dem Strome keinerlei Widerstand 

 bietet , und da die Pidsschwankung und der Druck sich durch dieselbe 

 fortzusetzen vermögen, so wird durch den Apparat an sich der Strom 

 nicht wesentlich verändert werden, und es können vielleicht gröbere 

 Schwankungen in der Menge des durchfließenden Blutes auf diese Weise 

 nachgewiesen werden. 



b) Durchblutungsapparat von Brodle.'^) 



Dieser Apparat ist sehr viel einfacher und billiger als der Jacobßche, 

 besitzt aber trotzdem, soweit mir bekannt, viele der Vorzüge, allerdings 

 mit Ausnahme der weniger ausgiebigen Arterialisierung. Dieser Übelstand 

 tritt störend bei Durchblutung von Extremitäten hervor, während für 

 die Niere, den Darm, die Leber usw. die Sauerstoffversorgung vollkommen 

 ausreicht. Die Druckregulierung, die Temperatui'konstanz des einströmen- 

 den Blutes, die Möghchkeit der Messung der Stromgeschwindigkeit ist 

 jedoch in vollkommenster Weise erreichbar. Seine Grenzen findet der 

 Apparat weniger in Mängeln der Konstruktion, als in der eben bei Durch- 

 blutung mit defibriniertem P)lut oder Salzlösung nach einigen Stunden stets 

 auftretenden Gefäßschädigung. Der Apparat (Skizze Fig. 107) besteht aus 



') T. G. Brodie , The perfusion of surviving Organs. Journ. of Physiol. Vol. 29. 

 p.267 (1903). 



