Intermediärer Stoffwechsel: Die künstliche Durchblutung etc. 



353 



oder auch Glas in Glas gehender) auch ohne Dichtung mit Vaseline luftdicht 

 schließender Stempel auf- und abbe^Yegt. Die Kolbenstange des Stempels 

 trägt eiiuni Kopf F, welcher durch zwei seitliche Verschraubungen in einer 

 halbkreisförmigen Metallspange D befestigt wird. Diese Spange wird durch 

 eine Stange C, die an einer etwa U) cm langen, um eine horizontale Achse 

 drehbaren Spindel sitzt und ihrerseits von dem Exzenter eines Elektro- 



Fig. 108. 



motors A und Stange B bewegt wird, in vertikaler Richtung auf- und 

 abbewegt (s. Fig. 108). 



Die Spritze wird durch zwei Metallspangen G auf einem Holzklotz fest- 

 gehalten, der an dem Tischrand in vertikaler Richtung verschieden hoch 

 angeschraubt werden \i'A\m(E). Grobe Verschiebungen des Pumpenhubes erzielt 

 man durch Versetzen dieses Laufbrettes, die feineren durch Schrauben an 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. III. 



23 



