Intermediärer Stoffwechsel: Überlelioiide Organe. 377 



stoffpumpo 0, durch welche der komprimierte Sauerstoff als eine lang- 

 same und regelmäßiu; kontinuierliche Reihe von (Jasblasen hinaufsteigt. 

 Das aufsteigende (Jas reillt durch das Auf Steigrohr (B) von 7 mm Lich- 

 tung die Flüssigkeit als eine Keihe von kurzen Säulen verschiedener 

 Länge mit sich, bis es schlielölich in das Reservoir zurückflielit. Hierdurch 

 wird offenbar nicht nur das Zurückströmen der Bissigkeit, sondeni auch 

 deren Oxygenation am besten bewirkt. 



Bei ihrem Durchgang vom ReseiToir zum Herzen fliel.tt die Flüssigkeit 

 zunächst durch einen Filter aus Glaswolle (F) und hierauf durch das 

 Schlangenrohr, \vo sie sich erwärmt. Das kupferne Wasserbad, in dem das 

 Schlangenrohr enthalten ist, wird mittelst eines in seine Wand gelöteten, 

 1 cm dicken Kupferstabes, dessen freies Ende durch einen an ihm befestigten 

 Bunsen-B\'Qm\QY erwärmt wird , auf annähernd konstanter Temperatur 

 (36 — 38°) erhalten. Durch passende Änderung des Abstandes des Brenners 

 vom Bad ist man imstande, dessen Temperatur bequem und gut zu 

 regulieren. Der Wärmegrad wird an einem im Wasserbad versenkten 

 Thermometer abgelesen. 



Die Kanüle, die das Ende des Schlangcnrohres mit der Aorta verbindet, 

 hat 8 mm Lichtung und wird durch den paraffinierten Pfropfen gesteckt, 

 der den zylindrischen Herztrichter zuschUeßt. Das der Herzkanüle an- 

 geschlossene Seitenröhrchen, das el)enfalls durch den Pfropfen durchgeführt 

 wird, ermöglicht das Entweichen etw^aiger Glasblasen ohne \'erlust der 

 Durchströmungsflüssigkeit. 



Die Höhe des Ausflul.irohres, vom unteren Ende des zylindrischen 

 Trichters H bis zum Verbindungsrohr gemessen, beträgt 65 — 70 cm. Die 

 Höhe des Aufsteigrohres, vom \'erbindungsstück zum Niveau der Reservoir- 

 flüssigkeit, beträgt hingegen 115 — 120 cm. 



Der komprimierte Sauerstoff strömt aus seinem Behälter zunächst 

 durch eine (in der Figur nicht gezeichnete) HV« ///sehe Flasche, die Wasser 

 enthält. Das Gas wird hierbei gewaschen und gleichzeitig sättigt es sich 

 mit Wasserdampf. Dieser Prozeß dient zur Verminderung des Wasser- 

 verlustes, der während der Durchleitung infolge der ^'erdampfung entsteht. 

 Zwischen der M 'o?////schen Flasche und der Pumpe wird zur Vermeidung 

 von eventueller Zurückströmung der Durchleitungsflüssigkeit ein (Tlasventil 

 eingeschaltet 



Einige Zentimeter oberhalb des Verbindungsrohres K (vgl. die neben der 

 Hauptabbildung einzeln gezeichnete Sauerstoffpumpe) verengt sich die Lich- 

 tung des Aufsteigrohres von 7 mm zu etwa o mm. An dieser Stelle befindet 

 sich die Sauei'stoffspritze (J), die 1 mm Lichtung besitzt. Die Flüssigkeits- 

 säule im Ausflußrohr zeigt eine um so geringere Höhe, je mehr die 

 Pumpe arbeitet. 



Die Durchspülungsflüssigkeit hat folgende Zusammensetzung : Xa Gl 

 0-9 Vo- K Cl 0-042" o; Ca GL 0-024o « (als wasserfrei gerechnet): Na HGO3 

 0"027o- Beim Beginn des Versuchs wird das NaH(.'03 allein zur Lösung zu- 

 gesetzt, um die schwache Fällung von CaCOs möglichst einzuschränken 



