454 F. Battelli und Liua Stern. 



Diese Flasche hat zwei Hälse, von dcnoii der eine mit einem Vier- 

 weghahn verbunden ist. Die eine der Hohningen steht mit dem Aspirator / 

 in Verbindung, eine andere kommuniziert mit dem Rohre d, das in die 

 Quecksilberschale c mündet, die dritte Bohrung steht mit dem Quecksilber- 

 reservoir R in Verbindung und die vierte kann mit den Kalit'laschen yj und 

 der Barytflasche h verbunden werden. 



Nachdem das zu untersuchende (xewebe in die Flasche F gebracht 

 worden ist, stellt man die Verbindung der Flasche mit dem Aspirator her. 

 Ein durch Kalilauge von Kohlensäure befreiter Luttstrom wird durch die 

 Flasche getrieben, um die eventuell in der Flasche befindliche Kohlensäure 

 auszutreiben. Der Hahn wird geschlossen sowie auch das Rohr n , welches 

 zu den Baryt- und Kaliflaschen führt. Wenn man nun das in der Flasche F 

 enthaltene Gas analysieren will, so beginnt man damit, dali man die Ver- 

 bindung des Quecksilberbehälters R mit dem Glasrohr d herstellt und letz- 

 teres vollständig mit Quecksilber füllt. Man verbindet darauf den Queck- 

 silberbehälter R mit der Flasche F. Durch Senken des Reservoirs R' führt 

 man in R eine gewisse Menge Gas ein. welches man durch das Rohr d in 

 einen Meßzylinder, der auf der Quecksill)erschale ruht, überleitet. Das Gas 

 wird dann analysiert. Wenn man den Rauminhalt der Flasche F kennt, ist 

 es leicht, die Gesamtmenge des verbrauchten Sauerstoffs und der ent- 

 wickelten Kohlensäure zu berechnen. Wenn man nun den \'ersuch fort- 

 setzen will, läßt man die Flasche F mit dem Aspirator t kommunizieren 

 und erneuert so die Luft der Flasche. Man verfährt im übrigen wie vor- 

 her. Diese Manipulationen können so lange fortgesetzt werden, bis die Gas- 

 atmosphäre der Hasche F keine Änderung mehr aufweist, d. h. bis der 

 Gaswechsel völlig aufgehört hat. Will man den Versuch bei einer bestimmten 

 Temperatur ausführen, so kann man die Flasche F in ein Wasserbad von 

 konstanter Temperatur versenken. 



Das Eindringen von Mikroben in die Flasche F während der Ver- 

 suchsdauer muß möglichst verhindert werden. Zu dem Zwecke wird ein 

 sterilisierter Wattebausch in die Mündungen der Flasche F gesteckt. Der 

 Luftstrom muß diesen Wattebausch passieren, l)evor er ins Innere der 

 Flasche gelangt. 



Mikrorespirometer von Thunberr/. Wenn man den respiratori- 

 schen Gaswechsel sehr kleiner Mengen (iewebes untersuchen will, kann man 

 sich mit gutem Erfolge des Thunbergschen Mikrorespirometers (Fig. 116) 

 bedienen. 



INIit Hilfe des kleinen ^likrorespirometers i) bestimmt man bloß die 

 Sauerstoffzehrung oder den respiratorischen Quotienten, während das große 

 Mikrorespirometer 2) zur Bestimmung der verbrauchten Sauerstoffmenge 

 sowie der gebildeten Kohlensäure benutzt werden kann. 



*) Thunbery, Eine einfache Anordnung, um die Sauerstoffzehrung kleinerer Or- 

 ganismen oder Organe zu demonstrieren. Zentralbl. f. Physiol. Bd. 19. S. 308 (1905). 



^) Thutxbcrcf , Ein Mikrorespirometer. Skaud. Archiv f. Phvsiol. Bd. 17. S. 74 

 (1905). 



