456 



F. Battelli und Lina Stern. 



das Tröpfchen sich nach der entgegengesetzten Seite verschiebt, und der 

 Quotient ist gleich 1. wenn der Tropfen seine Anfangsstellung bewahrt hat. 



Die Stellungsänderung des Indextröpfchens zeigt nicht die absolute 

 reelle Größe des absorbierten oder entAvickelten (iases an, denn die Volum- 

 veränderung in einem geschlossenen System wird durch die respektive 

 Druckänderung in den beiden Fläschchen beeinflußt. Nach der Ijcrechnung 

 von Winterstmn erhält man die absolute Größe der Gasvolunienverände- 

 rung des das Gewebe enthaltenden Fläschchens, indem man den an der 

 Skala des Kapillarrohres angegebenen Wert mit '2 multipliziert. 



Der Apparat ist sehr empfindlich und erfordert daher große 

 Vorsicht bei der Hantierung, da verschiedene Faktoren die Resultate 



Fig. 117. 



trüben können. Eine Hauptbedingung ist, daß die Temperatur im ganzen 

 System eine gleichmäßige sei. Man wird also einige Minuten abwarten 

 müssen, bevor man den ^'ersuch beginnt, damit die verschiedenen Teile 

 des Apparates sich mit der umgebenden Temperatur ins Gleichgewicht 

 setzen. Die Spannung des Wasserdampfes muß in den beiden Iliilften des 

 Apparates eine gleiche sein. Man wird deshalb in die beiden Fläschchen 

 etwas Flüssigkeit bringen. 



Winterstein ') hat diesen soeben beschriebenen Thunbergschen Mikro- 

 respirometer etwas abgeändert (Fig. 117). so daß der respiratorische Gas- 



*) Winferstein , Übor den Mechanismus der Gewebeatmuug. Zeitsclir. f. allgem. 

 Pli\siol. Bd. 6. S. 315 (1905). 



