Iiitcrnicdiärcr Stoffwechsol : Metliodcii zur Bestimmmig <lor Atmung etc. 461 



Staiiüc M, (lio an ihren beiden Knden an zwei Metallstiitzen h)efesti,L^t ist, 

 gellt. Die Platte P kann somit sich nin die Stange M, die eine hori/ontale 

 Achse darstellt, drehen. An dem untei-en Teil der vertikalen Stange C ist 

 ein vertikal gestelltes Holzbrett festgeschraubt. An seinem unteren Teil 

 trägt dieses Brett unter einem rechten Winkel ein horizontales IJrett. das 

 zur Aufnahme der Flaschen F bestimmt ist. 



Das Bad .1 kann 150 T^mdrehungen in der Minute maciien. so dall 

 das Brett D löO Doppelsclnvingungen um die Achse M macht. Die Flaschen 

 erhalten somit ;»00 Stöße in der Minute, denn jede Doppelschwingung des 



Fiff. 119. 



Brettes ruft in den Flaschen ein Hin- und Herstoßen hervor. Die in den 

 Flaschen enthaltene Flüssigkeit wird auf diese Weise kräftig geschüttelt. 

 Das Brett und die darauf befindlichen Flaschen können mehr oder weniger 

 tief ins Wasser des Thermostaten R versenkt werden. Während des Schütteins 

 sind die Flaschen nur 2 — o cm tief unter Wasser: wenn man sie tiefer 

 senken wollte, würde man das Schütteln stark erschweren. Die Temperatur 

 des Thermostaten muß ungefähr H8 40" betragen, wenn man die maximale 

 Atmungstätigkeit erzielen will. Oberhalb und unterhalb dieser Teraperatur- 

 grenze ist der respiratorische Gaswechsel geringer. 



2. Einleiten der Gase in die Flaschen. Messung der Gase. 

 Der respiratorische Gaswechsel der Gewebe ist in einer Sauerstoff atmo- 



