Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwcnelbareu Mikro wagen. 57 



einstimmung' bringt, die durch die Vollkommenheit der analy- 

 tischen Methode gegeben ist.^) Jedes andere Arbeiten ist unökonomisch, 

 da es entweder Zeit oder Material oder beides verschwendet. Vielleicht 

 ein einfaches Beispiel: Die kleine Analysenwage von W. H. F. Kuhlmann 

 (S. 55) kann unter günstigen Umständen bei 20 g Belastung durch 1 bis 

 2 Mikrogramme eine erkennbare Änderung der Gleichgewichtslage er- 

 fahren. Das ergäbe eine maximale relative Genauigkeit von 



0-5 X 10-^ bis lO-l 



Aber diese Genauigkeit kann man nicht ausnützen. Denn abgesehen 

 davon, daß die Gewichte nur auf O'Ol mg genau justiert sind, kann man 

 nicht mit 20 r/ Analysenmaterial arbeiten, weil erstens nichts für die 

 Tara übrig bliebe und weil zweitens die Analysenfehler in der Regel unver- 

 gleichbar größer wären als die Genauigkeit der Wägung. Es müssen also 

 diese beiden letzteren Faktoren, wie schon gesagt, in Übereinstimmung 

 gebracht werden. Man kann daher die Menge des Analysenmaterials weit 

 vermindern. Ich habe eine Verminderung auf Zentigramme vorgeschlagen -), 

 Pregl ist bekanntlich weiter gegangen und arbeitet bei seiner Mikroelementar- 

 analyse mit einigen Milligrammen Substanz. Nun reduziert sich die relative 

 (Genauigkeit auf etwa 



10-% 



d. h. auf den Betrag, der durch die Vollkommenheit der analytischen 

 Methoden gerechtfertigt erscheint. Dabei kommt in diesem speziellen Fall 

 noch der sehr günstige Umstand dazu, daß zur Wägung des Analysen- 

 materials nur ein oder zwei ("iewichtsstücke ( Reiter und Zentigr.-Stück) 

 erforderlich sind, die man natürlich leicht entsprechend ausgleichen (justie- 

 ren) kann. 



Wesentlich dieselben Überlegungen haben mich geleitet, als ich 

 im Jahre 1909 gemeinsam mit J. Donau-') die Nernst-Wage zu quantita- 

 tiven Bestimmungen benutzte. 



Die Belastung der Wage setzt sich bekanntlich zusammen aus: 



1. der Vorbelastung (Tara, z. B. Filterschälchen, Tiegel usw.) und 



2. dem Wägegut, d. h. der zu wägenden Substanz. 



Es ist eine Eigentümlichkeit der chemischen Wage, daß sie in der 

 Regel mit großer Vorbelastung arbeiten muß. Damit erklärt sich die fast 

 ausschheßliche Anwendung der Hebelwage , die ja in bezug auf diesen 

 Punkt allen anderen Systemen bisher weit überlegen ist. 



M Der Sicherheit hall)er wünscht man gewöhnlich bei der Wägung eine größere 

 (jenauigkeit, wohl deshalb, damit sich zu etwaigen Analyscnfehlern niclit noch Wägungs- 

 fehler addieren. Man vergißt dabei al)er, daß es auch Analysen, z. B. viele Rückstands- 

 l)estimmungen gibt, die frei oder fast frei von grundsätzlichen Fehlern sind. 



-) Ber. d. D. ehem. Gesellscli. Bd. 43. S. 29. (1910). 



ä) Monatshefte f. Chemie. 30. S. 745. 



