58 F- Kmich. 



Für die öfter vorkommenden kleinen Massen sind folgende Ab- 

 kürzuno-en verwendet worden: 

 1 Milligramm = 1 idjj. 

 1 Mikrogramm = O'OOl mg = 1 v. 

 1 Mikromilligramm = O'OOOOOl nifj = 1 y.)i/fj. 



III. 



Allgemeine Kegeln über Aufstellung und Gebrauch der Mikro- 

 A\ agen lassen sich kaum geben, da wir es mit sehr verschiedenen Instrumenten 

 zu tun haben, von denen fast jedes individuell behandelt werden muß. 

 Vergleichen wir z. B. die J.sfo//-AVage, die auf dem gewöhnlichen Arbeits- 

 tisch in der Nähe einer tätigen Anlage für flüssige Luft gute Resultate 

 gab. mit der fast nur um eine Zehnerpotenz feineren Pettersson-\\a,ge. 

 die im Keller aufgestellt werden mußte und lediglich während der verkehrs- 

 losen Nachtstunden benutzt werden durfte! Aber das sind (Trenzfälle. Im 

 allgemeinen wird man mit dem gewöhnlichen Wage- oder Instrumenten- 

 zimmer des chemischen Institutes auskommen. Eventuell mag das Gas- 

 analysenzimmer oder sonst ein gleichmäßig temperierter Raum herangezogen 

 werden. An Stelle der marmornen Konsolplatte kann auch ein Marmor- 

 tisch Anwendung finden, wenn er auf gemauerten Füßen steht, die un- 

 mittelbar auf dem unter dem Fußboden befindlichen Gewölbe ruhen. Die 

 Wagegehäuse pflege ich mittelst einer elastischen Schraubenvorrichtung 

 (Abbildung S. lOoi mit der ^Iarmor-(Tisch-)platte zu verbinden, damit sie 

 vor zufälligen Verschiebungen geschützt sind. Die Nähe von [Maschinen und 

 von verkehrsreichen Straßen Avird man nach Tunlichkeit vermeiden. Wo 

 dies nicht möglich ist, kann die Anwendung von Gummipolstern (die auch 

 Steele und Granf benutzt haben) notdürftige Abhilfe schaffen. Beispiels- 

 weise wurde eine solche einmal erreicht, indem ich die AVage auf eine 

 Holzplatte stellte, die links und rechts von der Wage mit je 10 kg belastet 

 war, und die auf vier großen (^iummistopfen ruhte. Da es bei derartigen 

 Aufstellungen in erster Linie darauf ankommt, daß sich in dem betreffenden 

 System keine synchronen Schwingungen (mit den Schwingungen einer 

 Mauer etc.) einstellen, muß man unter Umständen auf längeres Probieren 

 gefaßt sein. 



Von größter Wichtigkeit ist es. die Wage vor schädlichen Temperatur- 

 einflüssen möglichst zu schützen. Zunächst ist zu beachten, daß eine ein- 

 seitige Erwärmung des Balkens den einen Arm verlängert : soll z. B. bei 

 einem ^lessingbalkeu eine Genauigkeit von ± 10~^ erreicht werden, so ist 

 Temperaturkonstanz auf ± O'OOOö" erforderlich. i) Eine weitere Störung 

 rufen die im Gehäuse entstehenden Luftströmungen hervor (vgl. S. 102). 

 Man schaltet sie wesentlich aus. indem man das Gehäuse — wie Pregl 

 sagt — .jlüftet" ■-), (1. h. vor der Wägung eine Zeitlang (bei den Tempe- 



') Scheel, Metrouomie. S. 87. 



-) FeJqentraeiier, Theorie etc. S. 271. 



