66 F. Emich. 



1. Die Wagen von Steele und Grant.^i 

 a) Allgemeines, (irehäuse. 



Steele und Grant hatten an der Xfn?s^-Wage Veränderungen der 

 Ruhelage beobachtet, welche Veränderungen der wechselnden Torsion des 

 Quarzfadens zugeschrieben wurden. Infolgedessen konnte die absolute 

 Genauigkeit nicht unter ein Mikrogramm gebracht werden. (Über die 

 damit nicht ganz übereinstimmenden Erfahrungen von mir folgt S. 96 das 

 Nähere; daselbst ist auch der mutmaßliche Grund für die nicht zufrieden- 

 stellenden Resultate von Steele und Grant angegeben. Auch die hervor- 

 ragenden Leistungen der Peff6'r.'?sow-Wage beweisen, daß man unter Umstän- 

 den mit dem aufgehängten Balken einwandfreie Resultate gewinnen kann.) 

 Die genannten Autoren verfertigten sich deshalb eine auf Schneiden spie- 

 lende Wage, bei der die große Empfindlichkeit vor allem durch ein mög- 

 lichst geringes Gewicht des schwingenden Systems erreicht wurde. Ai> 

 Stelle der Schneiden Avurden anfangs rundgeschmolzene Spitzen versucht^ 

 doch haben sie gleich dem Quarzfaden nicht befi'iedigt. 



Steele und Grant führten zwei Typen von Mikrowagen aus. 



Typ A war zum Messen kleiner Gewichtsänderungen bestimmt. 

 Die absolute Genauigkeit des Instruments betrug 5 x 10 — ^' my. 



Typ B diente zu Bestimmungen des absoluten Gewichts von Massen, 

 die gewöhnlich ein Dezigramm nicht überstiegen. Genauigkeit 10 — ^ mg. 



Beide Wagen besitzen ein fast identisches Gehäuse, das zuerst be- 

 schrieben werden soll. Zur näheren Erläuterung dienen die Figuren 5, 

 6 und 7, die die Wagen in Vorderansicht, Seitenansicht und Grundriß- 

 durchschnitten zeigen. 



Das Gehäuse ist aus Messing verfertigt und so klein als möglich, 

 damit sich die Temperaturdifferenzen rasch ausgleichen. Die Wände haben 

 eine Dicke von ca. 3 mm (i/g Zoll), sie sind, um Undurchlässigkeit zu 

 sichern, innen und außen sorgiältig verzinnt. Das Gehäuse besteht aus 

 zwei Teilen: dem kastenartigen Unterteil B und dem Oberteil C. Die 

 Abmessungen betragen im Innern: 12rwiLänge, 9 b cm Höhe und 6 cm Breite. 

 Unter- und Oberteil sind mit einem 1"5 cm breiten, sorgfältig eben geschlif- 

 fenen Rand versehen, so daß sie luftdicht aufeinanderpassen. Um die 

 beiden Teile trennen zu können, ohne das Instrument zu erschüttern, ist 

 eine Schraube d vorhanden, deren Anbringung sich in allen ähnlichen Fällen 

 empfiehlt. 



Ein Fenster von 4x5 cm Öffnung ist mittelst einer guten Spiegel- 

 scheibe verschlossen, es bildet die linke Wand des Oberteils. Drei Messing- 

 füße I) tragen das Gehäuse, sie sind mit Stellschrauben versehen, die in 

 der Figur weggelassen wurden. Die Mittelschneide des Balkens ruht auf der 

 horizontalen, sehr gut geschliffenen und polierten Quarzplatte f. die vom 

 Pfeiler b getragen wird, auf dem sie festgekittet ist. Der Pfeiler selbst ist 

 in den Block g des Unterteils hineingeschraubt. 



')Proceedings of the Royal Society of London A. 82. 580 (1909). 



