ß8 F. Emich. 



sorgiiiltig in die betreffende Öffnung des (iehäuses eingeschliffen. Am 

 äußeren Ende der Achse ist ein Vulkanitgriff befestigt. — Der Exzenter 

 o wirkt auf den Hebel q ; dieser ist links (bei r) mit dem Gehäuse-Unter- 

 teil verbunden, durch das rechte Ende wird andrerseits die Arretierungsvor- 

 richtung in leicht ersichtlicher Weise betätigt. Der fjalken wird von feinen 

 Quarzgabeln 6' gefalJt, die auf dem Messing-T-Stück sitzen und so ange- 

 ordnet sind, daß sie den Balken im gehobenen Zustand wohl stützen, aber 

 nicht von seiner Unterlage aljheben. 



Im Unterteil befindet sich noch eine Öffnung von 2"o cm Durch- 

 messer, in die der Glasschliff t eingekittet ist. Bei der Wage vom Typ B 

 hängen die Teile y., % y in den Zylinder hinein: entfernt man ihn, so wird 

 das Schälchen [i zugänglich. Am Boden des Zylinderchens befindet sich Chlor- 

 kalzium oder sonst ein passendes Trockenmittel. Das Rohr n vermittelt die 

 Verbindung mit dem ^lanometer v und mit dem Hahnrohr x. durch das man 

 das Gehäuse entweder mittelst der ( Geryk-)Pumpe evakuieren oder wieder mit 

 (filtrierter) Luft füllen kann. Die Ablesung des Manometers soll auf O'l mm 

 genau geschehen und Mird mittelst eines Kathetometers besorgt. Ein (nicht 

 gezeichnetes) Thermometer zeigt die Temperatur im Gehäuse an. 



Als Kitt hat sich eine Mischung von 95 Teilen Schellack mit ö Teilen 

 Nelkenöl bewährt. Ein Vakuum von z. B. 0"41 cm blieb durch 16 Stunden 

 unverändert. 



Die Stellschraul)en der Füße des Gehäuses stehen auf Glasplatten 

 und diese auf Gummistöpseln von 50 mm Durchmesser und 25 mm Höhe. 

 Dadurch werden zufällige Erschütterungen hintangehalten. 



Eine Zunge besitzt der Balken nicht. Ihre Stelle vertritt ein Hohl- 

 spiegel, der das Bild eines Xernstfadens auf eine Skala wirft. Da beim 

 empfindlichen Modell (Typ A) bei Drucken von mehr als 2 cm Queck- 

 silber die Wärmestrahlen der Lichtquelle beträchtliche Stö- 

 rungen hervorrufen, ist die Xernstlampe von einem Metallgehäuse um- 

 geben, das nur eine kleine Öffnung frei läßt. Auch eine Glaskiivette mit 

 Alaunlösung i) wurde eingeschaltet. Endlich wurde die Lichtquelle niemals 

 länger als unumgänglich notwendig wirken gelassen, sondern für gewöhn- 

 lich mittelst eines doppelten Asbestschirms abgeblendet. Eine einfache 

 Rollenvorrichtung ermöglichte das rasche Heben und Senken desselben. 



1)) Mikrowage A, Genauigkeit 5 x 10-" mg. 



Der Balken ist aus Quarzstängelchen von den unten angegebenen 

 Dimensionen zusammengeschmolzen. Dieses jSIaterial bietet eine Reihe von 

 Vorteilen, nämhch : 



*) Ich möchte hier darauf aufmerksam machen, daß Alauulösungen zum Zweck 

 der Absorption von Wärmestrahlen nicht verwendet werden sollen, da sie kaum wirk- 

 samer als Wasser sind. Mau benütze V'^/o'e^ Kupfervitriol- oder konzentrierte Eisen- 

 vitriollösung. Vgl. E. Zsigmondy , Ann. d. Phys. 2S5. 531 (1893) und Druckschrift 

 ..Mikro 239'- von Carl Zeiß, Jena. S. 12/13 (eingeklebtes Blatt). 



