70 F. Em ich. 



gebohrt, in die man die zu schleifenden Quarzstücke einkittet, und zwar 

 natürlich so, daß die zu schleifenden Stellen aus dem Loch herausragen. 

 Das Schleifen selbst geschieht auf einer Glasplatte unter Zuhilfenahme von 

 feinem Schmirgel oder Carborundum. Man bewegt den Halter so, daß er 

 auf der kurzen Kante der Stahlbasis und auf dem zu schleifenden Quarz- 

 stäbchen ruht, und übt nur einen schwachen Druck aus. Auch wird der 

 Halter öfter gewendet, so daß lieide Schlifflachen zustande kommen, d. h. 

 daß die Schneide die notwendige Meißelform erhalt. Ist dies erreicht, so 

 wird feineres Schleif material genommen, schließlich befestigt man noch 

 ein Stahlblech von 2"5 X 1 cm auf dem Kücken des ersten, welches Stahl- 

 blech natürlich um 2V2 *'^"^ ^i'^^i' ^^i^ kurzen Kanten Aorragt. Indem man 

 den so veränderten Halter benutzt, erhält die eigentliche Schneide eine 

 Kante von etwas größerem "Winkel. Zum Schluß benutzt man kein Schleif- 

 mittel mehr, sondern benetzt das Stück nur mit etwas Wasser und (ilyzerin. 

 auch verwendet man eine sehr fein geschliffene Glasplatte als Unterlage 

 und übt nur einen sehr sanften Druck aus. Drei Schneiden können inner- 

 halb einer Stunde geschliffen werden. 



Der Spiegel // (Fig. 6), der die Ablesung vermittelte, war gleichfalls 

 aus Quarzglas verfertigt und mit dem Balkensystem verschmolzen. Er 

 besaß 4 mm Durchmesser und 25 cm Brennweite. Ihn mit Schellack an 

 den Balken zu kleben, ist nicht angängig, da sich in diesem Fall (offenbar 

 wegen der Hygroskopizität dieses Harzes) Schwankungen der Xullage ein- 

 stellen. Dem Spiegel gegenüber, d. h. auf der anderen Seite des Balkens 

 befindet sich auch noch ein (^)aarzsti'ingelchen: es hat den doppelten Zweck, 

 gegen den Spiegel ein Gegengewicht zu bilden und die Lage des Balken- 

 schwerpunkts verändern zu können. Am linken Ende des Balkens befindet 

 sich gleichfalls ein Gegengewicht, das mit ihm verschmolzen ist. Man kann 

 es schwerer machen, indem man Quarzstückchen anschmilzt und kann sein 

 Gewicht verringern, indem man es kürzere oder längere Zeit in die Knall- 

 gasflamme hält, wo sich der (^>uarz verflüchtigt. Auf diese Weise ist eine 

 sehr feine Justierung möglich. Zur Reinigung wird der fertige Balken zehn 

 Minuten lang mit Königswasser erwärmt und hierauf mit kochendem 

 Wasser gewaschen, das man öfter erneuert. Ein unreiner Balken gibt 

 natürlich schlechte IJesultate. Zum Schlüsse setzt man den Balken zwölf 

 Stunden lang einer Temperatur von 200" C aus. wodurch sich etwa vor- 

 handene innere Spannungen ausgleichen. Auch diese Maßregel darf nicht 

 unterlassen werden. 



c) Theorie von Auswertung und Wäguug. 



Bei den früher benutzten Wagen, deren Genauigkeit geringer war 

 als 10"^ mg, konnten Pieiter aus Quarz verwendet werden. Der Herstellung 

 und Handhabung kleinerer Gewichte stellen sich aber unüberwindliche 

 Schwierigkeiten entgegen. Sie wurden durch Einführung einer neuen Wäge- 



metliode bewältigt, welche es gestattet. Massen von — - mg mit einer Ge- 

 & o 100 '^ 



