Tem- 



Ist die Wage so eingestellt, daß die Lage des Nullpunktes auf der 

 Skala mit P, und T2 übereinstimmt, und wird eine kleine Substanzmenge 

 auf die Wagschale ß gelegt, so ist das Ge^Yicht der Substanz in dem tat- 

 sächlichen Gewicht der Kugel gegeben. In einem bestimmten Fall war bei 

 dem Instrument vom Typ A das Innenvolumen der Quarzkugel — durch 

 Auswägen mit Quecksilber bestimmt — O'OOSö ctn^. Da sie bei 2:>" C und 

 759 mm Barometerstand verschlossen wurde, betrug das Gewicht der ein- 

 geschlossenen Luft 0'01012 mg. Dieses ist zugleich der größte Wert, den 

 das tatsächliche Gewicht der Kugel erreichen kann. 



Eine Veränderung des Druckes um 1 mm im Gehäuse entspricht 

 einer Gewichtsänderung von 



0-01012 : 759 = 1-3 X \0-^ mg. 



und eine Veränderung der Temperatur um 1" C entspricht bei 20 mm Druck 

 einer Veränderung von weniger als \0~^mg. Kleine Temperaturschwan- 

 kungen sind daher unterhalb 50 mm ohne Belang. Ebenso können die Ver- 

 änderungen vernachlässigt werden, die das ^'oIumen der Q>uarzkugel in- 

 folge der verschiedenen Drucke erleidet. 



Das Manometer wird, wie schon angegeben, auf Ol mm genau ab- 

 gelesen. Konstante Nullage vorausgesetzt, ergii)t sich also eine Genauig- 

 keit der Bestimmungen auf 



l-;-') X 10-" tiig. 

 Da der (^)uarz leider niemals frei von Blasen ist. konnte die not- 

 wendige Homogenität des Balkens nur so erreicht werden, daß man alle 

 Teile aus einer und derselben ausgesuchten größeren <,)uarzstange her- 

 stellte. Daß das so gewonnene Material einwandfrei war. geht aus der 

 Tatsache hervor, daß bei Druckschwankungen von 5 mm bis 8 ''m bei 3(5 Ab- 

 lesungen eine Konstanz auf einen Skalenstrich erzielt wurde. 

 Die Konstanten des Instrumentes waren: 

 Totalgewicht des Balkens nebst Spiegel, 



Kugel und Gegengewicht . . . 0'177 ^ 



Länge eines Balkenarms ö-l cm 



Volumen der Kugel 0"00865 cm^ 



Dauer einer vollständigen Schwingung 35 Sek. 

 Die Empfindlichkeit und (ienauigkeit des Instruments wird noch 

 durch folgende Tal)elle bewiesen, bei der in der dritten Beihe die Werte 

 unter der Voraussetzung berechnet wurden, daß die Ausschlagsänderung 

 der Druckänderung proportional sei. 



