P^inriclitnn? n. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowageii. 73 



Druck in »im Quecksilber 



4-8 



4-5 



5-6 



5-7 



6-4 



6-6 



70 



9-8 



12-2 



15-2 



15-7 



17-4 



22-5 



28-7 



35-8 



Die einem Skalenteil korrespondierende Abweichung beträgt 

 3-82 X 10-\r/, 



d. h. wenlijer als 



1 



niff. 



250.000 



Da die Ruhelage, wie Steele und Graut gefunden haben, sich mit 

 der Zeit nicht verändert, können Gewichtsvariationen, die den genannten 

 Betrag übersteigen, nachgewiesen werden. 



d) Mikrowage B, Genauigkeit 10-* nuj. 



Das Modell B ist gleichfalls ganz aus Quarzglas hergestellt, auch ist 

 die Form des Balkens dieselbe, nur ist er etwas kräftiger gehalten; 

 die 1 mm lange Mittelschneide ist durch ein Paar Schneiden ersetzt, die 

 sich in einer Entfernung von einem Zentimeter voneinander vor und 

 hinter dem Balken befinden. Das System y. 'i y (Fig. 5) ist gleichwie beim 

 empfindlichen Modell mittelst eines feinen Quarzfadens an das eine Balken- 

 ende angeschmolzen. Wie dies zu bewerkstelligen ist, findet man bei der 

 verfeinerten Xernstwage S. 104 angegeben. Für geringere Empfindlichkeit 

 ist auch eine am Balken angesetzte Spitze geeignet, auf die ein ebenes 

 Quarzplättchen als oberster Gehängeteil (wie bei der gewöhnlichen feinen 



Analysenwage) ruht, eine Anordnung, die bis zu , w(] brauchbar ist. 



Diese Arten der Aufhängung entheben den Verfertiger dei" Wage von der 

 Schwierigkeit, die das Parallelstellen der Schneiden mit sich bringt. Der 

 Umstand, daß der Balken bei der Verbindung der Schale mittelst eines 

 Quarzfadens eine etwas veränderliche Länge besitzt, kommt deshalb nicht 

 in Betracht, weil Gewicht und Wägegut an demselben Haken 

 hängen. 



