74 F. Em ich. 



Bezüglich der Wägiing sei noch folgendes bemerkt: 

 a) Wenn das Gewicht des Wägegutes das der Luft nicht übersteigt, 

 die in der Quarzkugel a eingeschlossen ist, so wird die leere Schale durch 

 Einstellung des erforderlichen Drucks austariert, hierauf wird das Wägegut 

 auf die Schale gebracht und der Druck solange verändert, bis die Wage 

 auf denselben Punkt einspielt. Ist w das Totalgewicht der Luft, die bei 

 dem Druck P eingefüllt wurde, und ist Pi die Druckdifferenz, durch die 

 sich die beiden eben erwähnten Wägungen unterscheiden, so beträgt das 

 Gewicht des Wägegutes 



w . Pi 

 ■~P~' 



h) Wenn das (iewicht des Wägegutes größer ist als das Gewicht w 

 der öfter erwähnten Vergleichsluftmenge, so muß man sich eine Anzahl 

 Gewichte herstellen, die sämtlich leichter als w sind. Das Weitere ergibt 

 sich von selbst. 



Bemerkt sei noch, daß es vorteilhafter erscheint, den wirklichen 

 Piuhepunkt zu bestimmen, als Schwingungen zu beobachten, da die Wagen 

 ziemlich schnell zur Ruhe kommen, z. B. innei'halb von fünf bis zehn 

 Minuten. 



Die Konstanten des Instruments B waren: 



Gesamtgewicht des Balkens . . . 0"9;) g 



Kugelvolumen 0"422 crn'^ 



Gewicht der Luft Ö-04 X 10-^' g 



Schwingungsdauer lo"5 Sekunden. 



Auch bei diesem Modell war die Konstanz der Ruhelage eine her- 

 vorragende. 



Eine Druckänderung um 5*o nmi hatte eine Änderung der Ruhelage 

 um 9 Teilstriche zur Folge; danach entspricht ein Teilstrich einem Ge- 

 wichte von 



'2"4H X 10~* oder weniger als _ mg. 



2. Die „Nitonwage" von R. Whytlaw^ Gray und Sir W. Ramsay. 



Die Nitonwage unterscheidet sich nur wenig von dem im vorigen 

 Kapitel besprochenen Instrumente A. Wir entnehmen der bezüglichen Ab- 

 handlung i) folgendes: Die Zusammensetzung des Balkens aus den dünnen 

 Quarzstäbchen besorgten die Autoren, indem sie die Stäbchen auf einem 

 Graphitblock sorgfältig aneinanderlegten und hierauf die zusammen- 

 stoßenden P^nden mit der Knallgasflamme verschmolzen. ^) Man erreicht 

 es auf diese Weise leicht, daß der Balken symmetrisch ist und daß seine 

 Teile in einer Ebene liegen. Ferner müssen natürlich die Schneiden senk- 



') Proc. Roy. Soc. London, Vol. 84A. p. 536 (1911). 



-) Vgl. die Hcrstellunor des i>o;;r/Hsclien Balkens auf S. 97. 



