Einrichtung ii. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 75 



recht auf dieser Ebene stehen. Dies wurde mit Hilfe eines an die 

 Schneiden befestigten Fiihrungsstäbchens aus Quarz bewerkstelligt; beim 

 Abschmelzen dieses Führungsstäbchens ließen Gray und Bamsaij ein wenige 

 Millimeter langes Stückchen stehen, an das der platinierte Quarzspiegel 

 angeschmolzen wurde, der infolge dieser günstigen Lage bei den Schwin- 

 gungen des Balkens seinen Stand nur wenig veränderte. Auch beim An- 

 schmelzen des feinen Quarzfadens an das Ende des Balkens, wurde ein 

 Fortschritt erzielt. — Während ferner Stedc und Graut die kleinen (xe- 

 wichtsänderungen, um deren Nachweis es sich beim Typ A besonders 

 handelt (vgl. die Tabelle auf S. 73), aus den Ausschlägen der Wage 

 entnahmen , benutzten Gray und Ramsay eine Nullmethode , bei der der 

 Balken durch Änderung des Drucks im Wagegehäuse immer genau auf 

 denselben Stand zurückgebracht wird. Es ist einleuchtend , daß sich auf 

 diese Weise eine Reihe von Fehlern ausschalten, z. B. die, welche auf die 

 elastische Nachwirkung des Quarzfadens zurückgeführt werden müssen, 

 oder die, welche mit der Empfindlichkeitsänderung infolge verschiedener 

 Balkenlage zusammenhängen. 



Die Wage wurde auf einem Steinsockel in einem gleichmäßig tem- 

 perierten Kellerraum aufgestellt, auch wurde das Messinggehäuse noch 

 mit einem großen Kasten aus dicken Zinkplatten umgeben ; dadurch 

 ließen sich einerseits Temperaturschwankungen und andrerseits Er- 

 schütterungen ziemlich vollkommen fernhalten. Die zur Ablesung dienende 

 Nernstlampe stand in einer Entfernung von drei Metern, auch wurde der 

 Spiegel, wie schon bei Stcele und Graut angegeben, nur während der Ab- 

 lesung beleuchtet. 



Die Kugel, die die als Gewichtseinheit dienende Luftmenge enthielt, 

 hatte einen Inhalt von 22*2 mni'^, die eingeschlossene Luft wog 27000 ^nici. 

 Eine Druckänderung von Vio mm. die ja mittelst des Kathetometers leicht 

 abgelesen werden kann, entspricht darnach einem Gewicht von 3*ö5ju;w^. 



Die Mittelschneide der Wage hatte nur eine Länge von 0"3 — 0*4 mm^ 

 der Winkel war etwa 90*'. Die Herstellung der Schneide, eine sehr heikle 

 Arbeit, wurde von der Firma Adam Hilger, Ltd.i) besorgt. Es konnte eine 

 (Genauigkeit von etwa 2 Millionstel Milligramm erreicht werden; der Null- 

 punkt blieb tagelang konstant, auch stellte er sich z. B. immer wieder ein, 

 wenn die oben genannte Quarzkugel entfernt und wieder eingehängt wurde. 



Zur Kontrolle des mehrfach erwähnten (Jewichtes der Luft in der 

 Kugel wurde ein Stückchen Aluminiumdraht benützt. Eine größere Draht- 

 menge Avurde auf einer guten Analysenwage gewogen, dann ein Stückchen 

 von 2mm abgeschnitten, dessen Dimensionen man unter dem Mikroskop 

 feststellte. Das auf solche Weise ermittelte Gewicht stimmte mit dem auf 

 der Wage bestimmten auf ein Prozent überein. 



Das vorbeschriebene Instrument diente zur Ermittlung des spezifi- 

 schen Gewichtes der Radiumemanation („Niton"). Eine beiläufige Vor- 



') London NW. 75 a, Camden Road. 



