Einrichtung u. Gebrauch d. zu ehem. Zwecken verwendbaren Mikrowagen. 77 



scheint. Die übrigen Einzelheiten sind in den vorhergehenden Abschnitten 

 unter 1. und 2. besprochen worden. 



Infolge der Temperaturschwankungen . die beim Füllen und Aus- 

 pumpen des Gehäuses eintreten , ist es wünschenswert , daß man die 

 Wägungen bei niederen Drucken vornimmt; damit wird aber auch die 

 maximale (rewichtsmenge vermindert, die mittelst der (^)uarzkugel fest- 

 gestellt werden kann. Man braucht also einen Gewichtssatz: die Autoren 

 stellten ihn aus Quarzstäbchen, die verschiedene (charakteristische) Formen 

 hatten, dar, seine gesamte Masse betrug etwa 24:mg. Quarzkugel, vSchäl- 

 chen und Gewichte wurden auf der einen Seite des Balkens angehängt, 

 die andere Seite erhielt ein entsprechendes Gegengewicht. Die Quarz- 

 kugel hatte einen Fassungsraum von 15S04 mni^ und verdrängte bei 

 15'' C und 1C)0 mm Druck 0"19o7 mr/ Luft. Darnach entspricht einer 

 Druckänderung von 1 mm eine Gewichtsänderung von 0255 y. 



Die Gewichte wurden zuerst auf einer feinen Analysenwage auf 

 OUl mg genau gewogen, die genaue Gewichtsbestimmung geschah auf der 

 Mikrowage selbst , und zwai' genügte es , daß man das eine von den drei 

 0"1 W(7-Stücken genau auswertete; der Wert der übrigen konnte dann 

 leicht festgestellt werden. Hierbei erreichten Gratj und Bamsay eine 

 (Genauigkeit von wahrscheinlich 1 : 2000. 



Die Wägungen wurden stets durch Substitution vorgenommen, da 

 sich ja, wie schon erwähnt, das Wägegut, die Gewichte und die Quarz- 

 kugel immer auf derselben Seite des Balkens befanden. — Kleine Gegen- 

 stände brachte man in das Gefäßchen G; dann entfernte man die Ge- 

 wichte so weit als nötig und brachte schließlich das Gleichgewicht durch 

 Auspumpen des Gehäuses zustande. 



Es darf noch erwähnt werden, daß für die vorliegenden Zwecke nur 

 die relativen Gewichte von Belang waren. Trotzdem hätten Gray und 

 Bamsay auch die absoluten Gewichte mit ziemlicher Genauigkeit an- 

 geben können, da ja das Gewicht der in der Quarzkugel eingeschlossenen 

 Luft, das zum Vergleich diente, genau bekannt war. 



Besonders hervorgehoben wird bei der Wage die vollkommene Kon- 

 stanz der XuUage, die mit Rücksicht auf die kleinste ablesbare Gewichts- 

 menge von 0014 y bewunderungswürdig erscheint. Dementsprechend er- 

 gaben die Atomgewichtsbestimmungen unter Anwendung von etwa 1 — 3 mg 

 Substanz die folgenden Werte: 



224-56, 225-19, 225-48, 225-90, 226-34 1), 226-45. 

 Die Methode war eine Art „Rückstandsbestimmung", d. h., es wurde das 

 Bromid durch Erhitzen im Chlorwasserstoffstrom ins Chlorid, und dieses 

 analog wieder zurück ins Bromid verwandelt. 



4. Die Wage von Hans Pettersson. 



Pettersson lehnt seine Konstruktion gleichfalls au die von Steele und 

 Gra/nt an, nur benützt er an Stelle der Schneiden dünne Quarzfäden , an 



*) Mittel aus vier Bestimmungen. 



